Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 91

БРОЙ  13	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  91  
 
всяка от четирите страни
да е   1% от 
разстоянието от фокуса 
до равнината на св. поле
полета по всяка от двете 
главни оси да е  3% от 
разстоянието от фокуса до 
равнината на св. поле 
2.2. Центриране на 
светлинния визьор и 
лъчевото поле 
1, 2 
веднъж 
на 3 
месеца 
Разстоянието между 
образа на кръста на 
светлинния визьор и 
центъра на лъчевото 
поле да е  1% от 
разстоянието фокус-
филм 
 
 
2.3. Съвпадение на 
кръста на 
светлинния визьор с 
центъра на касетата 
в касетоносача  
1, 2 
веднъж 
на 3 
месеца 
Разстоянието между 
образа на кръста на 
светлинния визьор и 
центъра на филма да е  
1% от разстоянието 
фокус-филм 
 
Измерва се при 
стационарни уредби, 
позволяващи куплиране на 
рентгеновата тръба с 
касетоносача 
2.4. Ортогоналност 
на централния 
рентгенов лъч и 
филма 
1 
веднъж 
годишно 
  1,50 ъгъл между 
централния рентгенов 
лъч и перпендикуляра 
към филма 
 
 
2.5. Точност на 
автоматичната 
блендираща система 
1 
веднъж 
годишно 
Разликата между 
границите на лъчевото 
поле и на филма за 
всяка от четирите 
страни да е   2% от 
разстоянието фокус-
филм 
 
При наличие на 
автоматично блендиране 
2.6. Ограничаване 
на работния сноп 
1, 2 
веднъж 
на 6 
месеца 
 
Блендиращото устройство 
да позволява 
ограничаване на работния 
сноп до най-малкия 
използван формат 
рентгенова касета при 
всички използвани 
разстояния фокус-филм 
Следи се по време на 
рутинната работа 
3. Противодифузионна решетка 
1 
веднъж 
годишно 
 
Липса на нехомогенности 
в оптичната плътност 
върху рентгенография на 
решетката, наблюдавана с 
негативоскоп от 1 m. 
Рентгенографира се 
поставена върху рентген. 
касета при 50 kV 
3.1. Наличие на 
дефекти на 
решетката 
2 
ежеднев
но 
Липса на визуално 
наблюдавани дефекти 
върху клиничните 
рентгенографии  
 
Следи се по време на 
рутинната работа 
1 
веднъж 
годишно 
Липса на 
нехомогенности в 
оптичната плътност 
върху рентгенография, 
направена при най-
кратката използвана в 
практиката експонация 
 
При движеща се решетка 
3.2. Движение на 
решетката 
2 
ежеднев
но 
 
Образите на ламелите не 
се визуализират върху 
рентгенографиите  
Следи се по време на 
рутинната работа 
4. Експонационен автомат (експономат) – за уредби за рентгенография, без мобилните и тези със скениращ тесен сноп 
4.1. Ограничаване 
на експонацията 
1 
пусково 
 
 
Максимална възможна 
стойност на количеството 
електричество до 600 
mA.s и на времето на 
експонация при единична 
експонация до 6 s 
Не се отнася за 
рентгеноскопия и 
томография 
4.2. Повторяемост 
на експономата  
 
1 
веднъж 
годишно 
Разлика до 10% между 
всяка стойност на 
количеството 
електричество след 
експонацията или на 
въздушната керма от 
средните им стойности, 
при най-малко 3 
повторяеми измервания.
Разлика до 20% между 
всяка стойност на 
количеството 
електричество след 
експонацията или на 
въздушната керма от 
средните им стойности, 
при най-малко 3 
повторяеми измервания. 
4.3. Настройка на 
експономата 
1 
веднъж 
годишно 
При филм-фолийни 
комбинации: оптичната 
плътност  да е 0,9 ÷ 1,4 
При филм-фолийни 
комбинации: оптичната 
плътност  да е 0,5 ÷ 2,0 OD
Измерва се с фантом от 
вода с дебелина  
20 cm или друго 
еквивалентно вещество, при 
напрежение  
76 - 81 kV, с 
противодифузионната 
решетка