Държавен вестник, бр. 61, 2017 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
2. след ремонт и/или всяка значителна 
промяна в дейността на инсталацията, къде­
то са монтирани средствата за измерване за 
извършване на СНИ;
3. след всяка значителна промяна в някое 
от средствата за измерване за извършване на 
СНИ, която може да доведе до значителни 
промени на получаваните от тях резултати;
4. във всеки от случаите, когато резултати­
те от годишните контролни тестове съгласно 
чл. 60а, ал. 1 са отрицателни по отношение 
на проверката на валидността на калибраци­
онната функция;
5. минимум веднъж на всеки 5 години в 
случаите, когато резултатите от годишните 
контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 1 са 
положителни по отношение на проверката на 
валидността на калибрационната функция;
6. минимум веднъж на всеки 3 години при 
извършване на СНИ в инсталациите за изга­
ряне или инсталациите за съвместно изгаряне 
на отпадъци в случаите, когато резултатите 
от годишните контролни тестове съгласно 
чл. 60а, ал. 1 са положителни по отношение 
на проверката на валидността на калибраци­
онната функция.
(2) Процедурите за калибриране и оси­
гуряване на качеството на средствата за 
измерване при извършване на СНИ съгласно 
ал. 1 се извършват посредством минимум 15 
броя паралелни измервания по стандартни 
референтни методи от акредитирани лабо­
ратории.
(3) Процедурите за калибриране и осигу­
ряване на качеството съгласно ал. 1 следва 
да обхващат всички средства за измерване 
за извършване на СНИ, включително тези 
за определяне на параметрите на околната 
среда и параметрите и влагосъдържанието 
на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведени­
те процедури за калибриране и осигуряване 
на качеството на средствата за измерване 
за извършване на СНИ се предоставят на 
компетентните органи в срок 1 месец след 
приключването на процедурите.
(5) Резултатите, включително изведените 
нови калибрационни функции, получени в 
резултат на процедурите за калибриране и 
осигуряване на качеството, се въвеждат в 
средствата за измерване за извършване на 
СНИ и/или системата за събиране и обра­
ботка на данните:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 в срок до 
шест месеца считано от датата на съответната 
промяна или датата на доклада от годишните 
контролни тестове съгласно чл. 60а, ал. 4;
2. в случаите по ал. 1, т. 5 и 6 в срок до 
три месеца считано от датата на докладите 
по ал. 4.“
§ 48. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) Средствата за измерване при 
извършване на СНИ подлежат на годишни 
контролни тестове съгласно изискванията на 
EN 14181 (AST) за проверка на валидността 
на калибрационната функция.
(2) Контролни тестове съгласно ал. 1 се 
извършват веднъж годишно посредством 
минимум 5 броя паралелни измервания по 
стандартни референтни методи от акредити­
рани лаборатории за изпитване.
(3) Годишните контролни тестове следва 
да обхващат всички средства за измерване 
за извършване на СНИ, включително тези 
за определяне на параметрите на околната 
среда и параметрите и влагосъдържанието 
на газовите потоци.
(4) Докладите с резултатите от проведените 
годишни контролни тестове се предоставят 
на директора на съответната РИОСВ в срок 
1 месец след приключването на тестовете.
(5) В случаите, когато резултатите от 
проведените годишни контролни тестове на 
някой от елементите на средствата за измер­
ване за извършване на СНИ са отрицателни 
по отношение на проверката на валидността 
на калибрационната функция, се провежда 
процедура за калибриране и осигуряване на 
качеството съгласно чл. 60.“
§ 49. Създава се чл. 60б:
„Чл. 60б. Средствата за измерване на газови 
емисии при собствени периодични и контролни 
измервания се калибрират най-малко един 
път в рамките на една календарна година, а 
средствата за измерване на параметрите на 
газови потоци се калибрират най-малко един 
път в рамките на 3 години.“
§ 50. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. При провеждането на процедури за 
осигуряване на качеството и калибрирането 
на средствата за измерване по чл. 60, 60а и 
60б се използват сертифицирани референт­
ни/сравнителни материали, проследими до 
национални и/или международни еталони, 
произведени от компетентни производители, 
акредитирани по ISO/IEC 17025 (за калибри­
ране) и/или ISO 17034 (ISO Guide 34) или от 
национални метрологични институти с призна­
ти възможности за измерване и калибриране, 
вписани в базата данни на Международното 
бюро по мерки и теглилки.“
§ 51. Член 62 се отменя.
§ 52. Член 63 се отменя.
§ 53. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба: 
1. „Нов неподвижен източник“ е всеки 
източник, който е въведен в експлоатация 
след 1.01.2018 г.“
§ 54. В заключителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният § 1 става § 2.