Държавен вестник, бр. 103, 2016 г., стр. 96

СТР.  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
дентална компютърна томография с конусови-
ден работен сноп, при осигурена лъчезащита 
на персонала и пациентите.
(3) В случаите по ал. 2 не се допуска ед-
новременното използване на двете уредби за 
различни пациенти, като за целта се осигурява 
електрическа блокировка.
(4) Не се допуска разполагане на дентална 
рентгенова уредба в дентален кабинет (зала) 
с повече от един стоматологичен стол.
Чл. 18. (1) Отделно командно помещение 
със задължителен директен вход към проце-
дурното помещение се изгражда при компю-
търни томографи, стационарни ангиографи, 
стационарни скопични и графични уредби с 
дистанционно управление, дентална компю-
търна томография с конусовиден работен сноп 
и панорамна дентална графия с режим 3D. 
Отделно командно помещение се изгражда 
и при рентгеновите уредби за лъчетерапия.
(2) Командното работно място на ста-
ционарни уредби за рентгенова графия, за 
мамография, за панорамна дентална графия 
без режим 3D и за остеоденситометри с 
широк работен сноп се разполага в отделно 
командно помещение или зад стационарна 
лъчезащитна преграда с минимална ширина 
1,5 m и минимална височина 2 m.
(3) Извършващият изследването трябва 
да има пряка видимост към пациента чрез 
прозорец със светъл размер не по-малък от 
35 cm × 35 cm. 
(4) Прозорецът за наблюдение при ком-
пютърни томографи и ангиографи не трябва 
да е по-малък от 80 cm × 100 cm, а прозоре-
цът за наблюдение при рентгеновите уредби 
за лъчетерапия не трябва да е по-малък от 
45 cm × 45 cm. 
(5) При невъзможност за осигуряване на 
пряка видимост се допуска наблюдението на 
пациента да се извършва и с телевизионна 
уредба, като във всички случаи между опе-
ратора и пациента трябва да е осигурена и 
разговорна дуплексна връзка.
(6) В катетеризационни лаборатории и 
операционни блокове, при които медицинска-
та технология изисква между процедурното 
и командното помещения да има свободен 
достъп по време на процедурата, проходът 
между тях се разполага така, че да се изключи 
вероятността от случайно облъчване на лица 
от персонала без лъчезащитно облекло.
Чл. 19. Командното работно място може да 
се разположи в процедурното помещение, без 
изграждане на стационарна защитна преграда, 
при уредби за измерване на костна плътност 
само на крайници и дентални рентгенови 
уредби за секторни графии, при осигурено 
минимално отстояние 1,5 m oт средата на об-
лъчената област на пациента, а за денталните 
рентгенови уредби за секторни графии – и при 
спазване изискванията на чл. 51.
Чл. 20. (1) Използването на мобилни рентге-
нови уредби за графия в интензивни структури, 
структури по неонатология и операционни 
блокове се разрешава след обосноваване на 
медицинската технология по реда на чл. 3, 
ал. 1 – 3 от Наредбата за основните норми за 
радиационна защита, приета с Постановление 
№ 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, 
бр. 76 от 2012 г.). 
(2) При невъзможност за транспортиране 
на пациента до рентгенов кабинет се допуска 
използването на мобилни рентгенови уредби 
за графия в болнични стаи.
Чл. 21. (1) Използването на рентгенови 
уредби, монтирани в превозно средство, се до-
пуска при обоснована необходимост от здравен 
скрининг или профилактични изследвания, 
провеждани на национално, регионално или 
локално ниво в райони със затруднен достъп 
до стационарни уредби. За целта се допуска 
използването единствено на рентгенови уредби, 
монтирани в превозни средства, специално 
произведени и оборудвани за такива изслед-
вания, с изградена лъчезащита.
(2) Конструкцията на превозно средство 
трябва да осигурява стабилно застопоряване 
и липса на вибрации по време на работа на 
рентгеновата уредба, включително при при­
движването на хора в нея.
(3) Рентгеновите уредби се разполагат в 
превозното средство така, че да е осигурено 
нормално функциониране на уредбата и спаз-
ване на изискванията за радиационна защита.
(4) В превозно средство, в което е монти-
рана рентгенова уреда, се осигурява:
1. командно работно място, разположено 
зад лъчезащитна преграда;
2. температура и влажност на въздуха, 
подходящи за нормално функциониране на 
уредбата и за комфортно провеждане на из-
следванията;
3. принудителна вентилация, осигуряваща 
не по-малко от трикратен въздухообмен за час;
4. електрическа инсталация към рентгено-
вата уредба, съответстваща на изискванията 
на производителя на уредбата.
Чл. 22. (1) Не се допуска използването на 
помещенията на рентгеновото отделение/
кабинет за дейност, за която те не са пред-
назначени, както и обособяване на работни 
места, които не са пряко свързани с основната 
дейност на кабинета.
(2) Не се допуска монтирането или поста-
вянето в рентгеновия кабинет на мебели и 
други предмети, които не са пряко свързани 
с основната дейност в кабинета.
(3) По изключение се допуска в помещение 
от рентгеновото диагностично отделение или 
кабинет да се разположи ехографски апарат, 
ако използването му е свързано с провежда-
ните рентгенови изследвания/процедури, при