Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 19

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19  
§ 65. Член 321 се изменя така:
„Чл. 321. (1) Максимално допустимата 
грешка за количества, равни или по-голе­
ми от два литра, за разходомери с класове 
на точност 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5, съответната 
грешка в проценти трябва да е ± (0,2; 0,3; 0,6; 
1,0; 1,5) процента.
(2) Максимално допустима грешка за ко­
личества, равни или по-малки от два литра, 
трябва да е в границите:
1. за измерено количество, по-малко от 0,1 
литра, ± четири пъти стойностите по ал. 1, 
приложени за 0,1 литра;
2. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,1 литра и по-малко от 0,2 литра, 
± четири пъти стойностите по ал. 1;
3. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,2 литра и по-малко от 0,4 литра, 
± два пъти стойностите по ал. 1, приложени 
за 0,4 литра;
4. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,4 литра и по-малко от 1 литър, ± 
два пъти стойностите по ал. 1;
5. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 1 литър и по-малко от 2 литра, ± 
стойностите по ал. 1, приложени за 2 литра.
(3) Независимо от измереното количество 
стойността на максимално допустимата греш­
ка се изразява чрез по-голямата от следните 
две стойности:
1. абсолютната стойност на максимално 
допустимата грешка по ал. 1 или 2, или
2. абсолютната стойност на максимално 
допустимата грешка за минимално измереното 
количество (Emin).
(4) За минимално измерено количество, 
по-голямо или равно на два литра:
1. Emin трябва да отговаря на условието Emin 
>2R, където R е разделителната способност 
на показващото устройство;
2. Emin се определя с формулата Emin = 
(2Vmin) × (A/100), където: Vmin е минимално 
измереното количество; А е числената стой­
ност, посочена в ал. 1.
(5) За минимално измерено количество, 
по-малко от два литра, Emin e равно на два 
пъти стойността, посочена в ал. 2.“
§ 66. Член 322 се отменя.
§ 67. Член 323 се изменя така:
„Чл. 323. (1) Обемните разходомери се 
пускат на пазара и/или в действие след одо­
бряване на типа и първоначална проверка и 
подлежат на последващи проверки.
(2) При изследване на типа на разходомери 
се представят брой образци, определени от 
лабораторията, която извършва изпитването. 
(3) Разходомерите трябва да са така избра­
ни, че да са разпределени по целия обхват на 
измерване, като обхващат няколко размера 
DN, ако типът включва различни размери.
(4) При първоначална и последваща про­
верка на разходомерите се счита, че те съ­
ответстват на изискванията за максимално 
допустими грешки, когато съответствието е 
установено при стойности на разхода, равни на:
1. минималния разход;
2. приблизително половината от макси­
малния разход;
3. максималния разход.
(5) Стойностите, посочени в ал. 4, могат 
да се променят с ± 5 %.“
§ 68. Член 326 се изменя така:
„Чл. 326. Измервателните системи са пред­
назначени за непрекъснато и динамично 
измерване на количество (обем или маса) 
течности, различни от вода.“
§ 69. Членове 327 – 411 се отменят.
§ 70. Член 412 се изменя така:
„Чл. 412. (1) Измервателните системи за 
течности, различни от вода, пуснати на пазара 
и/или в действие след оценено и удостоверено 
съответствие със съществените изисквания, 
определени по реда на Наредбата за същест­
вените изисквания за оценяване на съответ­
ствието на средствата за измерване, подлежат 
на последващи проверки.
(2) Измервателните системи за течности, 
различни от вода, пуснати на пазара и/или 
в действие по реда на § 3 от преходните и 
заключителните разпоредби на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на средства за измерване, 
подлежат на последващи проверки.
(3) Последващата проверка на измерва­
телните системи, включително проверката 
след ремонт, се извършва за установяване на 
съответствие с типа и максимално допусти­
мите грешки, равни на тези при първоначал­
на проверка, за съответния клас на точност 
съгласно OIML R 117-1.“
§ 71. Членове 413 – 417 се отменят.
§ 72. В чл. 421, ал. 1 думите „се извършва 
при спазване на изискванията за първоначална 
проверка и“ се заличават. 
§ 73. Член 422 се изменя така:
„Чл. 422. (1) Електромагнитни разходомери 
са средства за измерване, предназначени да 
определят разхода и обема на преминаващата 
през тях нечиста студена вода и други елек­
тропроводими течности.
(2) Изискванията на този раздел се прилагат 
към електромагнитни разходомери, които не 
са част от измервателни системи за непрекъс­
нато и динамично измерване на количество 
течности, различни от вода.
(3) Минималните експлоатационни изис­
квания за електрическата проводимост на 
течността се определят от производителя.“
§ 74. В чл. 430 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изпитването трябва да се провежда 
при следните нормални условия: