Държавен вестник, бр. 16, 2018 г., стр. 129

БРОЙ  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  129  
6. Радиоактивни вещества, с които не се 
работи, се съхраняват в хранилища или на оп-
ределени подходящи места, които са оборудвани 
и устроени така, че да изключват възможността 
за неконтролируем достъп на външни лица и да 
осигуряват безопасното им съхраняване.
Не се допуска активността на съхраняваните 
радиоактивни вещества в дадено хранилище да 
надвишава граничните стойности, посочени в 
съответното разрешение, издадено от АЯР.
7. Съхраняването на радиоактивни вещества 
във временни площадки извън територията на 
обект, включително гама-дефектоскопи, уреди за 
каротаж, влагомери, плътномери и други апара-
ти с вградени източници, които се използват в 
полеви условия, се допуска след съгласуване със 
съответните регионални дирекции на Министер-
ството на вътрешните работи (МВР).
8. Мощността на дозата на външните повърх-
ности на временно хранилище за радиоактивни 
вещества или на оградата му не трябва да над-
вишава 1 μSv/h.
Приложение № 12 
към чл. 137
Изисквания при използването на закрити из-
точници и генератори на йонизиращи лъчения
1. Съоръженията, в които са поставени закрити 
източници, трябва да са устойчиви на механични, 
температурни, химически и други въздействия, 
да съответстват на вида на източниците, на 
начина и условията на тяхното използване и да 
имат знак за радиационна опасност.
В неработно положение закритите източници 
се държат в защитни устройства или контейне-
ри, а генераторите на йонизиращи лъчения са с 
изключено електрическо захранване.
При изваждане на закрити източници от 
техните контейнери се използват специални 
инструменти или приспособления за манипу-
лиране от дистанция. Забранено е пипането с 
ръка на закрити източници независимо от вида 
и активността им.
При работа със закрити източници, извадени 
от контейнери, се използват подходящи защитни 
екрани и манипулатори.
Когато мощността на амбиентната доза е по-
голяма от 2 mSv/h на разстояние 1 m от даден 
източник, работата се извършва посредством 
специални защитни устройства с дистанционно 
управление.
2. Мощността на амбиентната доза от прено-
сими и стационарни радиационни дефектоскопи, 
терапевтични уредби или други видове уреди с 
монтирани в тях закрити източници не трябва 
да надвишава 20 μSv/h на разстояние 1 m от 
тяхната повърхност.
За уреди със закрити източници, използвани 
за технологичен контрол в обекти, включително 
за неутронни източници, мощността на амбиент-
ната доза, измерена във всяка достъпна точка от 
повърхността на защитния блок с източник, не 
трябва да надвишава 100 μSv/h, a на разстояние 
1 m от повърхността му – 3 μSv/h. 
Мощността на амбиентната доза от устройства, 
при които възниква съпътстващо рентгеново 
лъчение, не трябва да превишава 1,0 μSv/h на 
разстояние 0,1 m от външната им повърхност.
За подвижни и стационарни радиационни 
дефектоскопи и терапевтични уредби се допуска 
мощността на амбиентната доза да е по-голяма 
от 20 μSv/h на разстояние 1 m от повърхността 
на защитния блок със закрит източник, ако 
работното време на персонала с такива апара-
ти е по-малко от стандартното. В този случай 
допустимата мощност на дозата се определя по 
формулата по т. 10 от приложение № 12.
3. Работната част (облъчвателният блок) на 
стационарни апарати и уредби с неограничен по 
посока сноп на йонизиращо лъчение се разполага 
в отделно помещение, отделна сграда или отделно 
крило на сграда, като се отчитат първичното и 
разсеяното лъчение и всички възможни реални 
положения на източника и посоки на снопа.
Пултовете за управление на стационарни апа-
рати и уредби с неограничен по посока сноп на 
йонизиращо лъчение се разполагат в отделено от 
източниците помещение (командно помещение). 
При отворена врата (бариера) към съответното 
помещение поставянето на радиоактивен източ-
ник в работно положение или включването на 
високо (ускоряващо) напрежение на генератор 
на йонизиращо лъчение трябва да се блокира 
автоматично, за да се изключи възможността за 
случайно облъчване на хора.
4. Помещенията, където са разположени 
стационарни апарати и уредби с високоактивни 
източници, се оборудват с автоматизирана сис-
тема за индикация, сигнализация и блокировки 
относно положението и движението на източ-
ника (облъчвателния блок) и за сигнализиране 
при нарастване на мощността на дозата над 
допустимото ниво. Изисква се устройство за 
принудително дистанционно преместване на 
даден източник в положение за съхраняване, в 
случай че електрозахранването на уредбата се 
изключи аварийно или в обекта възникне друга 
извънредна ситуация, като пожар, земетресение 
или наводнение.
При съхраняване на високоактивни източници 
под вода в обектите се изисква да има системи за 
автоматично поддържане на нивото на водата в 
басейна, сигнализация при изменение на нивото 
на водата и сигнализация при увеличаване на 
мощността на дозата в работното и в команд-
ното помещение.
5. Не се поставят специални изисквания 
към разположението на помещения с апарати 
и уредби със закрити източници, когато мощ-
ността на амбиентната доза не надвишава 1,0 
μSv/h на разстояние 1 m от достъпните части на 
повърхността на уредбата в работно положение 
и при съхранение на източниците в защитни 
устройства при неработно положение.
Когато мощността на амбиентната доза е по-
голяма от 1,0 μSv/h на разстояние 1 m от достъп-
ните части на повърхността им, стационарните 
апарати и уредби се разполагат в помещения, 
намиращи се в отделна сграда или в обособена 
част на сградата.
6. При работа със закрити източници не се 
поставят специални изисквания към устройство-
то на помещенията и се прилагат съответните