Държавен вестник, бр. 83, 2021 г., стр. 53

БРОЙ  83	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  53  
 
64 
реакцията на обхвата по време на едночасов период трябва да бъде по-малко от 2% от пълна 
скала на най -ниския използван обхват.. 
2 Газово сушене 
Отработените газове могат да бъдат измервани при наличие и при отсъствие на 
втечнени фракции. Ако се използва устройството за сушене на газ, , то трябва да има 
минимален ефект върху състава на измерените газове. Химическите сушилни не са 
приемлив метод за отстраняване на вода от пробата.  
3 Анализатори 
Раздели 3.1 до 3.5 описват принципите на измерване, които трябва да се използват. 
Газовете, които трябва да бъдат измерени, се анализират със следните инструменти. При 
нелинейните анализатори се допуска използването на линеаризирани схеми.  
3.1 Анализ на въглероден оксид (CO) 
Използва се анализатор на въглеродния окис от тип недисперсно инфрачервено 
поглъщане (NDIR). 
3.2 Анализ на въглероден диоксид (СО2) 
Използва се анализатор на въглеродния диоксид от тип недисперсна инфрачервена 
абсорбция (NDIR). 
3.3 Анализ на въглеводороди (HC) 
Анализаторът на въглеводороди трябва да бъде от тип с подгрят пламъчно-
йонизационен детектор (HFID) с клапани, тръби и свързаните с тях компоненти, подгрявани 
така, че да поддържа температура на газа от 190° C ± 10° C. 
3.4 Анализ на азотни оксиди (NOx) 
Анализаторът на азотни оксиди трябва да бъде от типа хемилуминесцентен детектор 
(CLD) или от типа подгрят хемилуминесцентен детектор (HCLD) с преобразувател на NO2 / 
NO, ако се измерва на суха основа. Ако се измерва на мокра основа, трябва да се използва 
HCLD с преобразувател, поддържан над 55° C, при положение че резултатът от проверката 
за редуциращото въздействие на водата е задоволителен (виж раздел 9.2.2 от Приложение IV 
към този Кодекс). При детекторите с химическа луминесценция CLD и загрятите детектори 
с химическа луминесценция HCLD стената на участъка, през който преминават пробите, 
трябва да се поддържа при температура 55 ° C до 200 ° C до конвертора за измерване при 
отсъствие на кондензируеми фракции и до анализатора за измерване при наличие на 
кондензируеми фракции. 
3.5 Анализ на кислород (O2) 
Кислородният анализатор трябва да бъде от типа парамагнитен детектор (PMD), 
циркониев диоксид (ZRDO) или електрохимичен сензор (ECS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
Приложение IV 
Калибриране на аналитичните и измервателни уреди 
(Вижте глави 5 и 6 от Техническия Кодекс за NOx от 2008г.) 
 
1. Въведение 
1.1 Всеки анализатор, използван за измерване на параметрите на двигателя, трябва да се 
калибрира толкова често, колкото е необходимо, в съответствие с изискванията на това 
приложение. 
1.2 Освен ако не е посочено друго, всички резултати от измервания, получени от 
проверки или изчисления, изисквани от настоящото приложение, се записват в протокола от 
тестването на двигателя в съответствие с раздел 5.10 от този Кодекс. 
1.3 Точност на измервателните уреди 
1.3.1 Калибрирането на всички измервателни уреди трябва да отговаря на изискванията, 
посочени в таблици 1, 2, 3 и 4, и да бъде извършено съгласно стандартите, признати от 
администрацията. Допълнителните измервания на двигателя могат да бъдат изискани от 
Администрацията и при използването на допълнителни измервателни уреди, те трябва да 
отговарят на съответния стандарт на отклонение и период на валидност на калибрирането. 
1.3.2 Инструментите трябва да бъдат калибрирани: 
. 1 във времеви интервали, не по-големи от посочените в таблици 1,2, 3 и 4; или 
.2 в съответствие с алтернативни процедури за калибриране и периоди на валидност, 
при условие че такива предложения се представят преди проверката и се одобрят 
от администрацията. 
Забележка: Отклоненията, дадени в таблици 1, 2, 3 и 4, се отнасят до окончателната 
записана стойност, която включва системата за събиране на данни. 
 
Таблица 1 
Допустими отклонения и периоди на валидност на калибриране на уреди за 
параметри, свързани с двигателя, за измервания на изпитвателен стенд 
 
No. 
Инструмент 
за 
измерване 
Допустимо отклонение 
Период на валидност на 
калибрирането (месеци)
1 
Обороти 
на 
двигателя 
± 2% от показанието или ± 1% от 
максималната стойност на двигателя, 
което от двете е по-голямо 
3 
2 
Въртящ момент 
± 2% от показанието или ± 1% от 
максималната стойност на двигателя, 
което от двете е по-голямо 
3 
3 
Мощност (където 
се 
измерва 
директно) 
± 2% от показанието или ± 1% от 
максималната стойност на двигателя, 
което от двете е по-голямо 
3 
4 
Разход на гориво 
± 2% от максималната стойност на 
двигателя 
6