Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 51

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
Чл. 426. (1) Електромагнитните разходоме-
ри трябва да са конструирани така, че да е не-
възможно влияние върху точността на измер-
ване, без да се разрушават знаците от проверка
или защитните пломби.
(2) При разходомери, чиито вторични ус-
тройства работят с натрупване само в една по-
сока на движение на потока, посоката на дви-
жение трябва да е означена със стрелка.
Чл. 427. (1) Всеки електромагнитен разхо-
домер трябва да носи следните означения:
1. върху първичното устройство или върху
табелка:
а) типа и идентификационния номер;
б) номиналното налягане и температурата;
в) параметрите на захранване—напрежение,
честота и мощност;
г) номиналния диаметър;
2. върху табелка на вторичното устройство:
а) типа и идентификационния номер;
б) параметрите на захранване—напрежение,
честота и мощност;
в) за изходни и входни точки (ако има та-
кива)—вида, формата и предназначението на
сигнала;
г) ограничение на товарния импеданс.
(2) Разходомерите могат да носят следните
допълнителни означения:
1. класа на защита на корпуса;
2. коефициента на калибриране;
3. вида на материала на обшивката;
4. вида на материала на електрода;
5. търговската марка, масата на разходоме-
ра и датата на производството.
(3) Означенията върху разходомерите тряб-
ва да са ясни, четливи и неизтриваеми при нор-
мални условия.
(4) Местата за разполагане на знаците от
проверката и на пломбите трябва да са избрани
така, че демонтирането на частта, запечатана
чрез знаците или пломбите, да доведе до тяхно-
то разрушаване.
Чл. 428. (1) Грешките от измерване на елек-
тромагнитните разходомери се изчисляват като
отношение в проценти на разликата между от-
четения обем и действително преминалия обем
през разходомера към действителния обем.
(2) Максимално допустимите грешки на
електромагнитните разходомери при изпитва-
не и проверка са еднакви и трябва да са в грани-
ците, зададени от производителя за конкрет-
ния тип.
Чл. 429. (1) Електромагнитните разходоме-
ри се пускат на пазара и/или в действие след
одобряване на типа и първоначална проверка и
подлежат на последващи проверки.
(2) Изследването на типа електромагнитни
разходомери включва определяне на грешките
на всеки разходомер чрез изпитване с вода. Все-
ки резултат от измерване се разглежда отделно.
(3) Кривата на грешките на всеки разходомер
трябва да е в границите на максимално допусти-
мите грешки за обхвата от стойности на разход,
за който е заявено одобряването на типа.
(4) Изследването на характеристиките на
разходомера за определен обхват на разхода се
извършва при стойности, които съответстват
на (10, 25, 50, 75 и 100) % от горната граница на
обхвата на измерване.
(5) Разликата между максималната и мини-
малната стойност на грешките за всяка стой-
ност на разхода, при която се извършва изпит-
ването, не трябва да надвишава 0,2 %.
Чл. 430. (1) При изпитване на разходомерите:
1. вътрешният диаметър на свързваната към
разходомера тръба не трябва да е по-малък от
вътрешния диаметър на разходомера и да над-
вишава вътрешния диаметър на разходомера с
повече от 3 %;
2. първичното устройство трябва да се мон-
тира при спазване на изискването за наличие
на прав участък с дължина най-малко 10 пъти
номиналния диаметър преди и 5 пъти номинал-
ния диаметър след всяко устройство, което може
да внесе смущение в потока на флуида.
(2) Измервателната течност и първичното
устройство трябва да са с един и същ потенци-
ал, за предпочитане земният потенциал.
(3) Използваната за изпитване течност трябва:
1. да е с електропроводимост в границите от
5 mSm/m до 500 mSm/m и с температура в грани-
ците (20 ± 5) °С;
2. да не съдържа увлечен въздух, магнитни
частици и да е достатъчно чиста от видими
частици;
3. да е с достатъчно високо налягане, за да се
поддържа течността над нейното налягане на
изпаряване.
(4) Изпитването трябва да се провежда при
следните нормални условия:
1. температура на въздуха в границите
(20 ± 5) °С;
2. относителна влажност на въздуха, равна
на 65 %;
3. атмосферно налягане, равно на 1013 mbar.
(5) Отколоненията на параметрите на елек-
трическото захранване трябва да са в следните
граници:
1. номиналното напрежение—± 1 %;
2. номиналната честота—± 1 %;
3. хармоничните изкривявания при промен-
ливотоково захранване—по-малко от 5 %;
4. пулсацията при постояннотоково захран-
ване—по-малко от 0,1 %.
Чл. 431. (1) Разходомерите с положителен
резултат от първоначалната проверка трябва
да притежават знак за първоначална проверка
и пломби на местата по чл. 427, ал. 4.
(2) Знаците за първоначална проверка и
пломбите върху разходомера удостоверяват
единствено, че разходомерът съответства на
изискванията на този раздел.
Чл. 432. (1) При първоначална проверка на
електромагнитния разходомер се счита, че той
съответства на изискванията за максимално
допустими грешки, когато те са изпълнени при
стойности на разхода, равни на:
1.  1/10 от максималния разход;