Държавен вестник, бр. 89, 2006 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  89
жим на събиране на частици след пускане в ход
на двигателя или започване на последователност-
та на изпитване.
Ако се използва система с разреждане на част
от потока, помпата или помпите за вземане на
проби трябва да бъдат настроени по такъв начин,
че дебитът при преминаване през сондата за взе-
мане на проби от частици или тръбата за пренос да
бъде пропорционален на масовия дебит на отрабо-
тените газове.
Ако се използва система с разреждане на це-
лия поток, помпата или помпите за вземане на
проби трябва да бъдат настроени по такъв на-
чин, че дебитът при преминаване през сондата
за вземане на проби от частици или тръбата за
пренос да има стойност в границите на ± 5% от
настроения дебит. При наличие на компенсация
на дебита (а именно пропорционален контрол на
дебита на пробата), трябва да бъде показано, че
отношението на дебита на главния тунел към този
на пробата от частици не се променя с повече от
± 5% по отношение на неговата настроена стой-
ност (с изключение на първите 10 секунди от
вземане на пробата).
Бележка. В случая на двойно разреждане дебитът
на пробата представлява чистата разлика между де-
бита при преминаване през филтрите за вземане на
проба и дебита на въздуха за вторично разреждане.
Средните стойности на температурата и наля-
гането на газомера(ите) или на входа на уредите за
измерване на дебита трябва да бъдат регистрира-
ни. Ако поради високо натоварване от частици
върху филтъра настроеният дебит не може да бъде
поддържан през цялата продължителност на ци-
къла (до ± 5 %), изпитването се анулира. То трябва
да бъде извършено отново с по-малък дебит и/или
по-голям диаметър на филтъра.
4.5.8.4. Спиране на двигателя
Ако в някой момент от изпитвателния цикъл
моторът спре, той трябва да бъде кондициониран
и отново пуснат в ход, след което изпитването
трябва да бъде започнато отново. Изпитването се
анулира при неизправност на някое от необходи-
мите за изпитването оборудвания по време на из-
питвателния цикъл.
4.5.8.5. Операции след изпитването
При завършване на изпитването измерването
на обемния дебит на отработените газове, обемът
на разредените отработени газове, потокът на га-
зовете в колекторните торбички и помпата за взе-
мане на проби от частици трябва да бъдат спрени.
В случая на интегрална система за анализ взема-
нето на проби продължава до изтичането на вре-
мената за отклик на системата.
При използване на колекторни торбички кон-
центрациите им се анализират при първа възмож-
ност и във всички случаи не по-късно от 20 min
след края на изпитвателния цикъл.
След изпитването за измерване на емисиите
нулиращ газ и същия газ за настройка на чувстви-
телността се използват за повторна проверка на
анализаторите. Изпитването се счита за валидно,
ако разликата между резултатите, получени преди
и след изпитването, е по-малка от 2 % от стой-
ността на газа за настройка на чувствителността.
Филтрите за частици се връщат в тегловната
камера най-късно до един час след приключване
на изпитването. Те трябва да бъдат кондициони-
рани в затворена, но нехерметизирана петриева
паничка в рамките най-малко на един час и след
това претеглени. Записва се брутното тегло на
филтрите.
4.6. Проверка на провеждане на изпитването
4.6.1. Отместване на данните
С цел да се намали до минимум влиянието на
систематичната грешка, дължаща се на времевия
промеждутък, разделящ реакционните стойности
от тези на еталонния цикъл, цялата поредица от
реакционни сигнали на честотата на въртене и
въртящият момент може да бъдат отместени нап-
ред или назад във времето по отношение на ета-
лонната поредица на честотата на въртене и вър-
тящият момент. Ако реакционните сигнали са
отместени, честотата на въртене и въртящият
момент трябва да бъдат отместени със същата
стойност и в същата посока.
4.6.2. Изчисление на работата на цикъла
Работата на действителния цикъла Wact (kWh)
се изчислява, като се използва всяка регистри-
рана двойка от реакционни стойности за често-
тата на въртене и въртящия момент на двигате-
ля. Работата на действителния цикъла Wact се
използва за сравнение с работата на еталонния
цикъл Wref и за определяне на специфичните
емисии при спиране. Същият метод се прилага
за интегриране (сумиране) на еталонната и дейс-
твителната мощност на двигателя. Ако е необ-
ходимо изчисление на стойности, намиращи се
между съседни еталонни или измерени стойнос-
ти, се извършва линейна интерполация.
По време на интегриране (сумиране) на рабо-
тата на еталонния цикъл и на работата на действи-
телния цикъл всичките отрицателни стойности на
въртящия момент се нулират и включват. Когато
се извършва интегриране (сумиране) при честота,
по-ниска от 5 Hz, и когато през даден промежду-
тък от време стойността на въртящия момент се
променя от положителна на отрицателна или об-
ратно, отрицателната част се изчислява и нулира.
Положителната част се включва в интегралната
(сумарната) стойност.
Wact трябва да се намира между -15 и +5 % от
Wref.
4.6.3. Статистики за валидиране на изпитвател-
ния цикъл
Трябва да бъде направена линейна регресия на
реакционните стойности за честотата на въртене,
въртящия момент и мощността по отношение на
еталонните стойности. Това трябва да бъде извър-
шено след отместване на реакционните данни, ако
е избрана тази опция. Трябва да бъде приложен
методът на най-малките квадрати, като уравнение-
то има следния вид:
y = mx + b,
където:
y е
реакционната (действителната) стойност на
честотата на въртене (min-1) на въртящия мо-
мент (Nm) или на мощността (kW);
m— наклонът на регресионната права;
x — еталонната стойност на честотата на върте-
не (min-1), на въртящия момент (Nm) или на
мощността (kW);
b—
пресечната точка на регресионната права с
ординатата.