Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 77

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77   
Приложение № 11
към чл. 86, ал. 2
Класове на загуба на налягане
Клас
Максимална загуба на налягане
(bar)
∆P 63
0,63
∆P 40
0,40
∆P 25
0,25
∆P 16
0,16
∆P 10
0,10
Приложение № 12 
към чл. 90, ал. 3
Обхват на показанието на водомера
Q3
(m3/h)
Обхват на показанието 
(минимални стойности)
(m3)
Q3 ≤ 6,3
9999 
6,3 < Q3 ≤ 63
99 999
63 < Q3 ≤ 630
999 999
630 < Q3 ≤ 6300
9 999 999
Приложение № 13 
към чл. 103, ал. 1
Референтни условия
Разход
0,7.(Q2 + Q3) ± 0,03.(Q2 + Q3);
Температура
на водата
(20 ± 5) °C
Налягане на водата в рамките на предписаните 
условия на функциониране
Температура на за­
обикалящата среда
(20 ± 5) °C
Относителна влаж­
ност на заобикаля­
щата среда
(60 ± 15) %
Атмосферно
налягане
86 kPa до 106 kPa [0,86 до 
1,06 bar]
Захранващо напре­
жен ие (м р ежово 
променливо напре­
жение)
Номинално напрежение 
(Unom) ± 5 %
Честота на захран­
ващото напрежение
Номинална честота (fnom) 
± 2 %
Захранвашо напре­
жение (батерия)
Напрежение U в интервала:
Ubmin ≤ U ≤ Ubmax
Приложение № 14
към чл. 103, ал. 2
Минимален брой водомери, които да бъдат 
изпитани
Обозначение на 
водомера
Q3 (m3/h)
Минимален брой 
водомери
Q3 ≤ 160
3
160 < Q3 ≤ 600
2
1600 < Q3
1
Приложение № 15
към чл. 108
1. Последващата проверка на разходомери­
те за нечиста вода от одобрен тип включва 
проверка на точността поне при три стойности 
на разхода между 0,9 Qmax и Qmax, между Qt и 
1,1 Qt и между Qmin и 1,1 Qmin.
2. Максималната допустима грешка на 
обем­ните и турбинните разходомери за нечиста 
вода за разходомери с класове на точност 0,3; 
0,5; 1,0; 1,5 и 2,5 при последваща проверка 
трябва да е ± (0,2; 0,3; 0,6; 1,0 и 1,5) %.
3. Максималната допустима грешка на 
електромагнитните разходомери за нечиста 
вода при последваща проверка трябва да е 
в границите, зададени от производителя за 
конкретния тип и такава, каквато е посочена 
в удостоверението за одобрен тип.
4. Максималната допустима грешка на 
масовите разходомери за нечиста вода за 
разходомери с класове на точност 0,3; 0,5; 1,0; 
1,5 и 2,5 при последваща проверка трябва да 
е ± (0,2; 0,3; 0,6; 1,0 и 1,5) %.
5. Максималната допустима грешка на 
ултразвуковите разходомери за нечиста вода 
при последваща проверка трябва да е в гра­
ниците, зададени от производителя за кон­
кретния тип, и такава, каквато е посочена в 
удостоверението за одобрен тип.
6. Максималната допустима грешка на 
разходомерите, конструирани на разлика в 
налягането за нечиста вода, при последваща 
проверка трябва да е в границите, зададени 
от производителя за конкретния тип, и така­
ва, каквато е посочена в удостоверението за 
одобрен тип.
Приложение № 16
към чл. 160
1. При последваща проверка на диафраг­
мени разходомери за газ от одобрен тип се 
счита, че те съответстват на изискванията за 
максимални допустими грешки, когато те са 
изпълнени при стойност на разхода:
· равна на минималния разход;
· от порядъка 1/5 от максималния разход;
· равна на максималния разход.
2. Максималните допустими грешки на 
диафрагмените разходомери за газ от одобрен 
тип при проверка трябва да са в границите:
· при стойности на разхода, по-големи или 
равни на минималния разход и по-малки от 
два пъти минималния разход – ± 3 %;
· при стойности на разхода, по-големи 
или равни на два пъти минималния разход 
и по-малки или равни на максималния раз­
ход – ± 2 %;
· при проверка грешките на даден разхо­
домер при стойности на разхода, по-големи 
или равни на два пъти минималния разход и 
по-малки или равни на максималния разход, 
не трябва да превишават 1 %, ако всички 
грешки са с един и същ знак.
3. При последваща проверка на ротационни 
и турбинни разходомери за газ от одобрен тип