Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 116

СТР.  116	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
Освен ако не е предвидено друго в приложе-
нията за отделните видове средства за измерва-
не, МДГ се изразява като двустранен интервал, 
определен от стойността на отклонението от 
действителната стойност на измерване.
1.2. При предписани работни условия и при 
наличие на смущения функционалното изискване 
е това, което е посочено в съответните специ-
фични изисквания за отделните видове средства 
за измерване.
Средството за измерване, предназначено да 
се използва в постоянно непрекъснато електро-
магнитно поле, трябва да работи в границите на 
МДГ по време на изпитване в електромагнитно 
поле с модулирана амплитуда.
1.3. Производителят на средствата за измерва-
не определя климатичните, механичните и елек-
тромагнитните условия на околната среда, при 
които средството за измерване е предназначено 
да се използва, захранването и другите влияещи 
величини, които могат да окажат влияние върху 
точността му, като взема предвид изискванията, 
определени в съответните приложения за отдел-
ните видове средства за измерване.
1.3.1. Климатични условия на околната среда
Производителят определя горната и долната 
температурна граница от стойностите в таблица 
1, освен ако не е предвидено друго в приложения 
№ 1 – 9, и посочва дали средството за измерва-
не е проектирано за работа в условия със или 
без кондензация на влагата, както и какво е 
предвиденото местоположение на средството 
за измерване, т.е. на открито или на закрито.
Таблица 1
Температурни граници
Горна темпера-
турна граница 
30 °C 40 °C 55 °C 
70 °C 
Долна темпера-
турна граница 
5 °C 
-10 °C -25 °C -40 °C 
1.3.2. а) Механичните условия на околната 
среда се класифицират в класове от M1 до M3, 
както е описано по-долу. 
M1 
Прилага се за средства за измерване, из-
ползвани в пространства с несъществени 
вибрации и удари, например за средства 
за измерване, закрепени към леки опор­
ни конструкции, които са подложени 
на пренебрежими вибрации и удари, 
предавани от дейности в околността, 
като ремонтни или пробивни дейности, 
блъскане на врати и др. 
M2 
Прилага се за средства за измерване, из-
ползвани в пространства със значително 
или високо ниво на вибрации и удари, 
например, предавани от машини и мина-
ващи превозни средства в съседство или 
от близки тежки машини, конвейери и др. 
M3 
Прилага се за средства за измерване, 
използвани в пространства, където ни-
вото на вибрации и удари е високо и 
много високо, например за средства за 
измерване, монтирани директно върху 
машини, конвейери и др. 
1.3.2. б) По отношение на механичните ус-
ловия на околната среда се отчитат влияещите 
фактори, вибрации и механични удари.
1.3.3. а) Електромагнитните условия на окол-
ната среда се класифицират в класове E1, E2 или 
E3, посочени по-долу, освен ако не е определе-
но друго в приложенията за отделните видове 
средства за измерване.
E1 Прилага се за средства за измерване, из-
ползвани в помещения с електромагнитни 
смущения, съответстващи на смущенията, 
характерни за жилищни и търговски по-
мещения и помещения за леката промиш-
леност. 
E2 Прилага се за средства за измерване, из-
ползвани в помещения с електромагнитни 
смущения, съответстващи на смущенията, 
характерни за други промишлени поме-
щения. 
E3 Прилага се за средства за измерване с токо-
во захранване от акумулатора на превозно 
средство. Тези средства за измерване трябва 
да отговарят на изискванията за клас Е2 
и на следните допълнителни изисквания:
– спад на напрежението, дължащо се на 
включването на веригите на стартера на 
двигателя с вътрешно горене;
 – импулс на преходен процес на прекъсване 
на товара, възникващ при разреждане на 
акумулатора в резултат на изключването 
му по време на работа на двигателя с 
вътрешно горене. 
1.3.3. б) По отношение на електромагнитните 
условия на околната среда се отчитат следните 
влияещи величини: прекъсване на напрежението, 
краткотраен спад на напрежението, преходни 
процеси на напрежението в захранващите и/
или сигналните линии, електростатични раз-
ряди, радиочестотни електромагнитни полета, 
кондуктивни радиочестотни електромагнитни 
полета в захранващите и/или сигналните линии, 
импулсни смущения върху захранващите и/или 
сигналните линии.
1.3.4. Когато е приложимо, се отчитат следните 
влияещи величини: изменение на напрежени-
ето, изменение на честотата на захранването, 
магнитни полета с промишлена честота, всяка 
друга величина, която може да окаже значително 
въздействие върху точността на средството за 
измерване.
1.4. При провеждане на изпитванията, предви-
дени в настоящата наредба, се прилага следното:
1.4.1. Основни правила за изпитване и опре-
деляне на грешките
Съответствието на средството за измерване 
със съществените изисквания, определени в точки 
1.1 и 1.2, се оценява за всяка влияеща величина, 
като нейното въздействие се оценява поотделно 
при поддържане на останалите влияещи величини 
относително постоянни в рамките на зададените 
им стойности, освен ако не е предвидено дру-
го в съответното приложение за отделния вид 
средство за измерване.