Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 27

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
3.  ± 0,05 % от горната граница на градус
Целзий—за измервано налягане над 10 bar.
Чл. 218. (1) Грешката от хистерезис на ма-
нометрите за автомобилни гуми не трябва да
превишава абсолютната стойност на максимал-
но допустимата грешка при всяка температура
в границите на предписания температурен об-
хват (за манометри, които могат да измерват
стойности както при повишаване, така и при
намаляване на налягането).
(2) Температурата по време на определяне
на грешката от хистерезис трябва да остава
постоянна.
(3) За дадено налягане стойността, измере-
на при повишаване на налягането, не трябва да
превишава стойността, измерена при намаля-
ване на налягането.
Чл. 219. (1) При атмосферно налягане стрел-
ката на манометъра за автомобилни гуми тряб-
ва да се установява срещу знака за нулата или
срещу предварително определен знак, ясно раз-
граничаващ се от стойността на скалните деле-
ния, с отклонение не по-голямо от максимално
допустимата грешка.
(2) Манометърът за автомобилни гуми може
да има ограничител, разположен преди нулата
или определения знак на разстояние поне два пъти
стойността на максимално допустимата грешка.
Чл. 220. Манометрите за автомобилни гуми
се пускат на пазара и/или в действие след одоб-
ряване на типа и първоначална проверка и под-
лежат на последващи проверки.
Чл. 221. Броят на изследваните образци при
одобряване типа на манометрите за автомобил-
ни гуми е два манометъра, като в процеса на
изследване могат да бъдат изискани допълни-
телно образци.
Чл. 222. Неопределеността на използваните
еталони при изследването трябва да е поне една
четвърт от максимално допустимата грешка на
изследвания манометър.
Чл. 223. (1) При изследване на манометрите
за автомобилни гуми се провежда изпитване:
1. за съответствие с максимално допустими-
те грешки, което се извършва най-малко в 5
точки, равномерно разпределени в обхвата на
скалата, включително горната и долната гра-
ница на измерване;
2. за съответствие с грешката от хистерезис,
което се извършва за манометри, предназначе-
ни да измерват стойността при намаляване на
налягането; то се извършва най-малко в пет
точки, равномерно разпределени в обхвата на
скалата, при повишаване и намаляване на на-
лягането;
3. на стабилността на характеристиките на
манометрите;
4. на изменението на показанията при тем-
пературни въздействия.
(2) При изпитването по ал. 1, т. 2 показани-
ята се отчитат, след като манометърът в про-
дължение на 20 минути е бил поставен под на-
лягане, равно на горната граница на измерва-
телния обхват.
(3) При изпитването по ал. 1, т. 3 маномет-
рите се подлагат на:
1. претоварване с налягане, превишаващо
25 % горната граница на измерване в продъл-
жение на 15 минути;
2. въздействие на:
а) 1000 цикъла при променливо налягане от
0 до 90—95 % от горната граница на измерване;
б) 10 000 цикъла при бавно изменящо се
налягане от 20 до 75 % от горната граница на
измерване с честота до 60 цикъла за минута;
3. температурни въздействия на манометри-
те при минус 20 °С за 6 часа и 50 °С за 6 часа.
(4) При изпитването по ал. 3 манометрите 1
час след изпитването по т. 1 и 2 и най-малко 6
часа след изпитването по т. 3 трябва да отгова-
рят на изискванията за максимално допустими
грешки, грешка от хистерезис и за връщане на
стрелката на манометъра срещу знака за нула-
та или предварително определен знак в предпи-
сания температурен обхват по чл. 216, ал. 2.
(5) При изпитването по ал. 1, т. 4 се опреде-
ля изменението на показанията на манометри-
те за дадено налягане при температури минус
10 °С и 40 °С, сравнени с показанията в предпи-
сания температурен обхват. Измененията трябва
да са в границите на максимално допустимите
изменения на показанията по чл. 217.
Чл. 224. (1) Първоначалната и последващи-
те проверки включват:
1. проверка на манометрите за съответствие
с одобрения тип;
2. проверка за съответствието с изисквания-
та за максимално допустими грешки;
3. проверка на грешката от хистерезис в ра-
ботни условия.
(2) Проверките на манометрите за автомо-
билни гуми се извършват при нормални усло-
вия на употреба, най-малко в 3 точки, равно-
мерно разпределени в обхвата на скалата, при
нарастване и намаляване на налягането.
(3) Неопределеността на използваните ета-
лони трябва да е поне една четвърт от макси-
мално допустимата грешка на проверявания
манометър.
Раздел XII
Мерки за обем
Чл. 225. (1) Мерките за обем са материални
мерки, предназначени да възпроизвеждат или
да дават постоянно за времето на тяхната упот-
реба една или няколко известни стойности на
обема на налетите в тях течности.
(2) Изискванията на този раздел се прилагат
за материални мерки за обем, използвани при
продажба на алкохолни и безалкохолни напит-
ки и други течности, различни от водата.
Чл. 226. Мерките за обем в зависимост от
начина на определяне на вместимостта и пред-
назначението им се делят на:
1. мярка със знак за напълване, който показ-
ва номиналната є вместимост;