Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 29

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
1. доставян обем, който е обемът вода, пре-
минаващ през водомера за определено време;
2. максимален разход, обозначаван с “Qmax”,
който е най-големият разход, при който водо-
мерът може да работи в ограничени периоди,
без повреда и без превишаване на максимално
допустимите грешки и максимално допустима-
та стойност за загуба на налягане;
3. номинален разход, обозначаван с “Qn”,
който е равен на половината от максималния
разход Qmax, изразява се в кубични метри за час
и се използва за означаване на водомера;
4. минимален разход, обозначаван с “Qmin”,
е разходът, над който водомерът не трябва да
превишава максимално допустимите грешки и
който се определя като функция на номинал-
ния разход Qn.
5. преходен разход, обозначаван с “Qt”; той
разделя горната и долната зона на обхвата на
разхода, при който максимално допустимите
грешки стават дискретни.
(2) Разход е обемът вода, преминаващ през
водомера за единица време, като обемът се
изразява в кубични метри или в литри, а време-
то—в часове, минути или секунди.
(3) При номинален разход Qn водомерът
трябва да е в състояние да работи при нормал-
ни условия за употреба, т.е. при непрекъснати и
прекъснати работни условия, без превишаване
на максимално допустимите грешки.
(4) Обхватът на разхода на водомера се огра-
ничава от максималния и минималния разход,
Qmax и Qmin. Той се разделя на две зони, нарича-
ни “горна” и “долна”, с различни максимално
допустими грешки.
(5) Загубата на налягане представлява загу-
бата, която се причинява от наличието на водо-
мера на водопровода.
Чл. 244. Водомерите трябва да са конструи-
рани по такъв начин, че да осигуряват продъл-
жителна употреба, да гарантират защита срещу
измами и да съответстват на изискванията на
този раздел при нормални условия на употреба.
Чл. 245. Когато са подложени на случайна
промяна на потоците, водомерите трябва да я
издържат без всякакво влошаване или промя-
на на своите метрологични характеристики и
в същото време да отчитат адекватно такава
промяна.
Чл. 246. (1) Водомерът трябва да е направен
от материали с подходяща якост и стабилност,
устойчиви на вътрешна и нормална външна
корозия, и ако е необходимо, защитени чрез
подходяща повърхностна обработка.
(2) Измененията на температурата на вода-
та в границите от 0 °С до 30 °С за водомерите за
студена вода и от 0 °С до 110 °С за водомерите
за топла вода не трябва да влияят неблагопри-
ятно върху използваните в конструкцията на
водомера за студена вода материали.
Чл. 247. (1) Водомерът трябва да издържа
постоянното налягане на водата, за което е
предназначен, без оперативни повреди, изти-
чане, просмукване през стените или остатъчни
деформации, като водомерът за топла вода да
издържа и при непрекъснато прилагана темпе-
ратура на водата 90 °С.
(2) Минималната стойност на непрекъсна-
тото налягане на водата, за което е проектиран
водомерът, наричано “максимално работно
налягане”, трябва да е 10 bar.
Чл. 248. (1) Загубата на налягане през водо-
мера, причинена от присъствието на водомера
в тръбопровода, се определя при изпитванията
за одобряване на типа и не трябва да превишава
0,25 bar при номинален разход и 1 bar при мак-
симален разход.
(2) В зависимост от резултатите от изпитва-
не водомерите се причисляват към една от че-
тирите групи, които имат следните максимал-
ни стойности за загуба на налягане: 1; 0,6; 0,3
или 0,1 bar. Съответната стойност трябва да е
показана в удостоверението за одобрен тип.
Чл. 249. (1) Показващото устройство чрез
просто съпоставяне на неговите различни със-
тавни елементи трябва да позволява надеждно,
лесно и недвусмислено отчитане на измерва-
ния обем вода, изразен в кубични метри.
(2) Обемът на водата трябва да е представен
по един от следните начини:
1. чрез положението на една или повече
стрелки върху кръгови скали;
2. чрез показването на ред от последователни
цифри в една линия, в един или повече процепи;
3. чрез комбинация от първите два начина.
(3) Кубичният метър и неговите кратни се
показват в черно, а неговите дробни—в червено.
(4) Действителната или видимата височина
на цифрите не трябва да е по-малка от 4 mm.
Чл. 250. (1) Върху цифровите показващи ус-
тройства по чл. 249, ал. 2, т. 2 и 3 видимото пре-
местване на всички цифри трябва да е в посока
на нарастване на стойността.
(2) Придвижването напред на всяка дадена
цифрова единица трябва да завършва, когато
цифрата на непосредствено следващата по-мал-
ка стойност описва последната десета от своя
ход. В случаите по чл. 249, ал. 2, т. 3 ролката,
показваща цифрите на най-малката стойност,
може да се движи непрекъснато.
(3) Цялата част кубични метри трябва да е
ясно показана.
Чл. 251. (1) Показващите устройства със
стрелки по чл. 249, ал. 2, т. 1 и 3 трябва да се
въртят в посока на часовниковата стрелка.
(2) Стойността в кубични метри за всяко
скално деление трябва да се изразява като 10n,
където “n” е положително или отрицателно цяло
число или нула, като по този начин се създава
система от последователни декади. Близо до
всяка част на скалата трябва да са нанесени
означения “Ч 1000—Ч 100—Ч 10—Ч 1—Ч 0,1—
Ч 0,01—Ч 0,001”.
Чл. 252. Независимо от вида на показващо-
то устройство—скално или цифрово: