Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 134

СТР.  134	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  10
посока срещуположна на вятъра. Не се до-
пуска извършването на измервания при силно 
слънце в обедните часове, силен вятър, мъгли 
или силни изпарения от водната повърхност.
Наблюденията от групите на двата бряга 
се синхронизират. Сигналите се подават от 
сигналист по устройство за комуникация 
(преносима радиостанция, мобилен телефон 
и др.) и се приемат (чуват) едновременно от 
всички членове на работната група.
Измерванията посочени по-долу, се извърш-
ват едновременно от двамата наблюдатели, 
намиращи се на различен бряг на препятстви-
ето. За всеки наблюдател, последователността 
от измервания се състои от две серии. Всяка 
серия се състои от две полусерии, а всяка 
полусерия – от 8 измервания (всяко при двете 
положения на зрителната тръба) към един от 
сигналите. Точният брой на измерванията в 
полусерията зависи от ширината на препят-
ствието. Първата полусерия се състои от измер-
вания между инструмент и сигнал, намиращ 
се на същия бряг, а втората – от измервания 
между инструмент и сигнал, намиращ се на 
другия бряг. Измерванията, както и всички 
необходими метаданни, се записват в съот-
ветния формуляр. Задължително се записва 
и информация за температурата на въздуха 
на височината на марките в началото и в 
края на всяка серия. След като се извършат 
измерванията в първата серия, инструментът 
се размества и се извършват измерванията от 
втората серия. След края на втората серия, 
двамата наблюдатели сменят местата си. Така 
всяко превишение през широкото препятствие 
се определя като осреднено от осемте серии.
Ред на работа при извършване на измервания 
над широкото препятствие
Преди редовните наблюдения е необходимо 
да се направят няколко пробни измервания и 
към двата сигнала, без да се записват отчетите, 
за да се осигури плавно движение на частите 
на инструмента при насочване и фокусиране.
1. Задължително е темперирането на ин-
струмента в продължение на 10 минути преди 
работа. Всеки наблюдател избира мястото на 
инструмента си така, че:
· инструментът да може да се постави на 
стабилно, безопасно място;
· да е отдалечен на разстояние 10 – 20 m 
от сигнала, намиращ се на същия бряг;
· визурата към двата сигнала да е ясна и 
безпрепятствена, и
· при хоризонтална зрителна тръба ви-
зурата да попада между горната и долната 
марка на всеки от сигналите, като ъгловата 
разлика между визирната линия и всяка от 
двете марки (т.е. вертикалните ъгли при из-
мерване към марките) трябва да е между 100" 
и 250", като при необходимост разстоянието 
между марките се уточнява: двете марки да 
се раздалечат (но на не повече от 1.0 m) или 
сближат (но на не по-малко от 0.60 m).
Ако избраното място на инструмента от-
говаря на горните условия, точката се стаби-
лизира трайно, а инструментът се центрира и 
хоризонтира прецизно. Уточненото разстояние 
между двете марки за всеки сигнал се измерва 
прецизно според инструкциите за това (виж 
Инструкции за измерване на разстоянието 
между двете марки на сигнала с дигитален 
нивелир и баркодова лата). Непрекъснато се 
осигурява защита на инструмента от пряка 
слънчева светлина. Измерванията от двата 
бряга на широкото препятствие се извършват 
едновременно от двамата наблюдатели.
2. Всеки оператор/записващ попълва на-
чалните метаданни съгласно таблица 2, в 
съответния формуляр.
Таблица 2. Необходими метаданни
Момент на  
събиране
Необходими метаданни
Преди измерва-
нията
Страна на станциониране на 
инструмента (бряг A или бряг Б)
Преди измерва-
нията
Номер на нивелачната линия
Преди измерва-
нията
Дата на наблюдение
Преди измерва-
нията
Начален час на наблюдение
Преди измерва-
нията
Код за атмосферни условия
Преди измерва-
нията
Имена на наблюдаващия
Преди измерва-
нията
Начална температура (и ди-
менсии)
Преди измерва-
нията
Модел и сериен номер на ин-
струмента
Преди измерва-
нията
Номер и код на репера (бряг A 
и бряг Б)
Преди измерва-
нията
Идентификатор на сигнала и 
разстояние между марките му 
(бряг A и бряг Б)
Преди измерва-
нията
Измереното превишение между 
репера и долната марка на сиг-
нала (бряг A и бряг Б)
По време на из-
мерванията
Час на започване на всяка серия 
от измервания
По време на из-
мерванията
Наблюдаван сигнал за всеки 
набор от измервания (горна/
долна марка)
По време на из-
мерванията
Положение на зрителната тръба 
(I-во или II-ро) за всеки набор 
измервания
По време на из-
мерванията
Зенитни/Вертикални ъгли (и 
дименсии)
След измерва-
нията
Код за атмосферни условия
След измерва-
нията
Час на приключване на измер-
ванията
След измерва-
нията
Крайна температура (и димен-
сии)
3. Фокусират се много добре образите на 
нишковият кръст и образът на марката на 
близкия сигнал (намиращ се на същия бряг).