Държавен вестник, бр. 4, 2016 г., стр. 79

БРОЙ  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  79  
специфични изисквания (противоинфекциозни, 
изолационни, педиатрични) за налягането, въз-
душния поток и филтрирането на газовете. 
3.14. Изисквания към информационно-кому-
никационното осигуряване:
3.14.1. Подсигуряването с вътрешна телефонна 
връзка е задължително за всички отделни ад-
министративни части, за всички работни места/
станции за персонала, за всички сервизни части 
и за клинико-терапевтичните зони. 
3.14.1.1. Телефонната връзка на СО трябва да 
подсигурява комуникация с всички структури 
на лечебното заведение. 
3.14.2. Задължително е подсигуряването с 
вътрешна оповестителна система под формата 
на локален интерком. 
3.14.3. Препоръчва се изграждане на локална 
централна комуникационна станция с използване 
на многофункционални безжични комуникаци-
онни устройства и безжични телефони за връзка. 
3.14.4. Допълнително могат да бъдат изградени 
комуникационни съоръжения (точка) с коор-
динационната централа на ЦСМП, с държавни 
координационни центрове и с държавни служби 
по сигурността или такива за бедствия и аварии. 
3.14.5. Препоръчва се асоцииране на елек-
тронната информационна система на СО към 
болничната информационна система на лечеб-
ното заведения и други системи за обмен на 
електронна здравна информация.
3.14.6. Изпълнението на т. 3.14.1 – 3.14.5 се 
осигурява чрез изграждане на достатъчно на 
брой и с адекватни технически възможности 
работни терминали, координационни постове и 
устройства за комуникация.
3.14.7. Препоръчително е изграждането на 
информационна процесна система за пациентния 
поток в СО с проследяване на пациентния ста-
тус по триажна категория и съответни времеви 
интервали за проследяване на пациентния статус 
от лице с възложени координаторски функции.
3.15. Изисквания към системите за сигурност 
в СО:
3.15.1. Системите за сигурност в СО се из-
граждат след проучване и оценка на риска с 
осигуряване на следните задължителни еле-
менти – контрол на достъп до периметъра на 
СО, осигуряване на паникбутонна система, 
осигуряване на служители по безопасността, 
електронно наблюдение и регистрация на дос-
тъпа, система за видеонаблюдение, система за 
визуално наблюдение. 
3.16. Изисквания към медицинското оборуд-
ване за дезинфекция на ръце и персоналните 
предпазни средства:
3.16.1. Спешното отделение трябва да бъде 
съоръжено с достатъчен брой медицинско обо-
рудване за дезинфекция на ръцете и персонални 
предпазни средства, разположени на подходящи 
места в клинико-терапевтичните зони. 
3.16.2. Във всички клинико-терапевтични зони 
трябва да бъдат налични мивки за поддръжка 
на хигиената без нужда от преминаване от една 
зона в друга с цел поддръжка на хигиената при 
следното разпределение: не по-малко от 1 мивка 
за 4 поста в съответната зала при повече постове 
в помещението или не по-малко от 1 мивка 
за всяко помещение при отделно помещение с 
един пост. 
3.16.3. Мивките трябва да функционират по 
системата на свободни ръце. 
3.16.4. В близост до всяка мивка трябва да 
бъдат разположени диспенсери за индивидуални 
предпазни средства – протективни ръкавици, 
протективна шапка, медицинска маска, протек-
тивни очила, протективна престилка. 
3.17. Изисквания към аварийното електро-
захранване:
3.17.1. В спешното отделение се осигурява 
аварийно електрозахранване на всички изводи 
за високо напрежение на сервизните панели, 
аварийно осветление в клинико-терапевтичните 
зони, аварийно захранване на компютърните 
терминали и аварийно захранване на системите 
за комуникация.
3.18. Изисквания към оформяне на стенните 
повърхности:
3.18.1. Всички стенни повърхности в СО в 
точките с вероятност от контакт с мобилна 
апаратура и медицинско оборудване трябва да 
бъдат структурно усилени и защитени с подхо-
дящи буферни съоръжения. 
3.18.2. Постовете в клинико-терапевтичните 
зони трябва да бъдат подсигурени със стопус-
тройства за леглата и пациентните тролеи, 
разположени и прикрепени към настилката под 
съответния пост.
3.19. Изисквания към настилките:
3.19.1. Настилките в СО трябва да отговарят на 
следните общи изисквания: да са непропускливи 
за вода и телесни течности/секрети, повърх-
ността им да предпазва от подхлъзване, да са 
с повишена издържливост и товаропоносимост, 
да са лесни за почистване, да имат свойства, 
пречещи на свободната звукова трансмисия, да 
имат свойства за шок абсорбция с цел оптимален 
комфорт на персонала при едновременно улес-
нен транспорт на апаратурата и екипировката.
3.20. Изисквания към часовниковата система:
3.20.1. В Зона 1 и Зона 2 трябва да бъдат 
разположени часовници на видни места, за 
препоръчване обединени в централизирана син-
хронизирана часовникова система.
4. Изисквания към клинико-терапевтичните 
зони на СО:
4.1. Постът в клинико-терапевтичните зони 
на СО се дефинира като специализирано мяс-
то за настаняване, диагностика и терапия на 
спешни пациенти със следните задължителни 
компоненти на медицинско оборудване и апара-
тура: сервизен панел; допълнителен светлинен 
източник за улеснен преглед, сфигмоманометър 
(за предпочитане за стенен монтаж), портати-
вен офталмоскоп/отоскоп за стенен монтаж, 
стелажна система за консумативи и материали, 
пациентна повиквателна система и система за 
самоотбрана (паникбутон), пособия и оборудване 
за събиране на болничен отпадък, включително 
на режещи инструменти и пособия, пациентна 
степенка, пациентен тролей/кушетка/процедур-
на маса или специализирана маса/стол, пособия