Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 49

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49   
които водят до промяна на метрологичните 
им характеристики.
Чл. 342. (1) Детекторната система може 
да се състои от един или повече детектора, 
които да са подвижни или неподвижни.
(2) Детекторите трябва да са с висока раз­
делителна способност.
Чл. 343. Софтуерът на системите за из­
мерване на инкорпорираната в човешкото 
тяло активност трябва да позволява иденти­
фициране на радионуклидите и определяне 
на инкорпорираната активност за всеки иден­
тифициран радионуклид.
Чл. 344. Многоканалните анализатори 
трябва да имат най-малко 4096 канала.
Чл. 345. Защитата на измервания обект от 
естествения радиационен фон може да е пълна 
или частична. Защитата трябва да осигурява 
такова намаляване на фона на заобикалящата 
среда, че да се постигне декларираната ми­
нимална детектируема активност (MDA) за 
конкретните условия на измерване.
Чл. 346. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност 
трябва да носят следните означения:
1. наименованието и/или знака на произ­
водителя;
2. типа на системата;
3. идентификационния номер и годината 
на производство.
Чл. 347. (1) В техническо досие на сис­
темите за измерване на инкорпорираната в 
човешкото тяло активност трябва да се съ­
държат данни за:
1. геометрията на измерване на човешко­
то тяло (във вертикално, хоризонтално или 
седнало положение);
2. режим на измерване – статично или 
сканиране;
3. времето на измерване за един човек;
4. вида на защитата – тип (пълна или час­
тична), материал (например стомана, олово) 
и дебелина в сантиметри;
5. вида, броя и големината на детекторите;
6. възможността за идентифициране на 
инкорпорирани радионуклиди в цялото чо­
вешко тяло и/или в отделни негови органи;
7. границите на откриваемост за конкрет­
ни радионуклиди при определени условия на 
измерване;
8. вида на софтуера за обработка на резул­
татите от измервания;
9. сравнителния материал (фантом), използ­
ван за калибриране на системата.
(2) Техническата документация трябва да 
съдържа следните метрологични характерис­
тики на системите за измерване на инкорпо­
рираната в човешкото тяло активност:
1. енергиен обхват;
2. разделителна способност в kеV;
3. относителна ефективност в %;
4. отношение пик/комптън;
5. минимална детектируема активност 
(MDA) за определени нуклиди при дадени 
условия на измерване;
6. форма на линията.
Чл. 348. (1) Грешките на системите за 
измерване на инкорпорираната в човешкото 
тяло активност трябва да се определят при 
условия на функциониране.
(2) Радиационният гама-фон на заобика­
лящата среда трябва да бъде по-малък от 
0,25 µSv/h.
(3) Метрологичните характеристики на 
системите за измерване на инкорпорираната 
в човешкото тяло активност трябва да отго­
варят на следните изисквания:
1. енергиен обхват: от 50 kеV до 2000 kеV;
2. разделителна способност, оценена по 
гама-линията 1332 keV на 60Co: да е по-малка 
или равна на 2,8 keV;
3. относителната ефективност да е по-го­
ляма или равна на 20 %;
4. МDА за 60Co да е по-малка или равна 
на 200 Bq с човек в защитата.
Чл. 349. Максималната допустима грешка 
на показанието на системите за измерване 
на инкорпорираната в човешкото тяло ак­
тивност, оценена с определен сертифициран 
сравнителен материал при дадени условия на 
измерване, трябва да е 20 %.
Чл. 350. Системите за измерване на ин­
корпорираната в човешкото тяло активност 
се предоставят на пазара и/или се пускат в 
действие след първоначална проверка и под­
лежат на последващи проверки.
Чл. 351. (1) Първоначалната проверка на 
системите за измерване на инкорпорираната 
в човешкото тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност 
за 60Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията;
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на софтуера;
6. установяване с контролни източници 
на най-малко две стойности на скоростта 
на броене в различни енергийни интервали 
при определени и възпроизводими условия 
на измерване.
(2) Последващата проверка на системите за 
измерване на инкорпорираната в човешкото 
тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност 
за 60Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията;
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на възпроизводимостта на 
установените с контролни източници при 
първоначалната проверка две стойности на 
скоростта на броене при определените условия 
на измерване.