Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 110

СТР.  110	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
9. Разд.способност по 
енергия 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Отклонение от 
техн.спесификация до 
+5% 
При отклонение от 
техн.спесификация  над +5% 
 
10. Точност на корекциите за 
отслабване и разсейване на 
лъчението 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Визуална оценка - 
приемливо качество на 
образа 
Визуална оценка – отклонение 
от референтния образ 
 
 
11. Разд.способност по време 
при TOF PET 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Отклонение от 
техн.спесификация до 
+5% 
При отклонение от 
техн.спесификация  над +5% 
 
12. Съответствие на образите 
от PET и CТ 
 
1 
пусково и 
веднъж 
годишно 
Отклонение до + 1 воксел 
При отклонение над 1 воксел 
 
13. Стабилност на детектора 
1,2 
ежедневно 
Подобие на получената с 
референтната синограма. 
Получената синограма се 
различава от референтната. 
 
14. Разд.способност на 
съвпадението по време 
 
1 
ежедневно 
Отклонение от 
техн.спесификация до 
+5% 
При отклонение от 
техн.спесификация  над +5% 
 
15. Хомогенност на полето 
1 
пусково и 
на 3 месеца 
Отклонение от 
техн.спесификация до 
+5% 
При отклонение от 
техн.спесификация  над +5% 
 
15. Нормализиране на ПЕТ 
1 
пусково и 
на 1 месец 
Синограмата след 
нормализиране е без 
дефекти 
Синограмата след 
нормализиране не е с добро 
качество 
 
 
Таблица 6. Основни изпитвания на компютър-томограф (CТ) като част от SPECT/CТ  и  PEТ/CТ  системи. 
 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
CТ, който е част от SPECT или PЕТ система и генерира образи с диагностична стойност, се изпитва по таблица 4 от Приложение 5  за 
конвенционални КТ. Допълнително се провеждат и следните изпитвания: 
1. Проверка на радиационна 
защита и сигнализация 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Отговаря на нац. норми 
за радиационна защита 
Не отговаря на нац.норми за 
радиационна защита 
 
2. Проверка на съвпаданието 
на x,y и z.координатни оси на  
КТ и PEТ/SPECT  
 
1 
пусково и 
на 3 месеца 
Съвпадат 
Не съвпадат 
 
 
 
Таблица 7. Основни изпитвания на радиометрична система с компютър за изследване на щитовидна жлеза 
 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална 
работа 
Граници на 
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. Външен оглед за 
физически повреди  
1,2 
пусково и 
на 6 месеца 
Физическа цялост на 
гентри, конзола, 
правилен монтаж и 
закрепване на кабели, 
При нарушена физическа 
цялост на изброените 
компоненти на системата 
 
2. Показания за дата и час на 
компютрите 
 
1,2 
пусково и 
на 6 месеца 
Съответстват на 
действителните 
Не съответстват на 
действителните 
 
3. Автоматична настройка на 
амплитудния анализатор 
(АА)  за 131І 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Допустима разлика 10% 
Визуално симетрично 
разполо-жение на пика в 
канала на АА 
При разлика над 10% 
Несиметрично разположение 
на пика в канала на АА 
Разликата се отнася за 
скорост на броене при  
ръчен и автоматичен 
режим на АА 
4. Собствен фон на детектора 
за  канала на 131І 
 
1,2 
пусково и 
на 6 месеца 
Отклонение от 
референтната стойност 
до 10% 
При разлика от референтната 
стойност над 10% 
 
5. Разделителна способност 
по енергия за 131І 
 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Отклонение от техн. 
спесификация  до 10% 
При разлика от техническата 
спесификация  над 10% 
При наличие на 
съответна програма 
6. Чувствителност 
1 
пусково и 
на 6 месеца 
Отклонение от техн. 
спесификация  до 10% 
При разлика от техническата 
спесификация  над 10%