Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 125

Б Р О Й  1
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
Фиг. 14. Система за разреждане на част от потока с
тръба на Вентури, измерване на концентрацията
и частично вземане на проби
Неразредените отработили газове се прехвър-
лят от изпускателната тръба EP в канала за раз-
реждане DT чрез сондата за вземане на проби SP и
тръбата за прехвърляне ТТ под действието на под-
налягането, създавано от тръбата на Вентури VN в
DT. Дебитът на газовете през ТТ зависи от ско-
ростта на изменение на потока в тръбата на Венту-
ри и се влияе от абсолютната температура на газо-
вете на изхода от ТТ. Следователно разделянето на
потока отработили газове при даден дебит в кана-
ла не е постоянна величина и коефициентът на
разреждане при малко натоварване е по-малък от
този за голямо натоварване. Концентрациите на
регистрирания газ (CO2 или NOx) се измерват в не-
разредените отработили газове, в разредените от-
работили газове и във въздуха за разреждане с по-
мощта на анализатор(-и) на отработилите газове
EGA и коефициентът на разреждане се изчислява
от така измерените стойности.
Фиг. 15. Система за разреждане на част от потока с двой-
на тръба на Вентури или двоен диафрагмен разходомер,
измерване на концентрацията и частично вземане
на проби
Неразредените отработили газове се прехвър-
лят от изпускателната тръба EP в канала за раз-
реждане DT чрез сондата за вземане на проби SP и
тръбата за прехвърляне ТТ с помощта на раздели-
тел на потока, съставен от поредица диафрагмени
разходомери или тръби на Вентури. Първата тръба
(FD1) е разположена в ЕР, а втората (FD2)—в ТТ.
Допълнително са необходими два клапана за регу-
лиране на налягането (PCV1 и PCV2) за поддържа-
не на постоянно разделяне на отработилите газове
чрез регулиране на противоналягането в ЕР и на
налягането в DT. PCV1 е разположен в EP след SP,
а PCV2—между нагнетателния вентилатор PB и DT.
Концентрациите на регистрирания газ (CO2 или
NOx) се измерват в неразредените отработили га-
зове, в разредените отработили газове и във възду-
ха за разреждане с помощта на анализатор(-и) на
отработилите газове EGA. Те са необходими за
проверка на разделянето на потока отработили
газове и могат да се използват за настройка на PCV1
и PCV2 за точно регулиране на разделянето. Кое-
фициентът на разреждане се изчислява от концен-
трациите на измерваните газове.
Фиг. 16. Система за разреждане на част от потока с
многотръбен разделител, измерване на концентрацията
и частично вземане на проби
Неразредените отработили газове се прехвър-
лят от изпускателната тръба EP в канала за раз-
реждане DT чрез сондата за вземане на проби SP
и тръбата за прехвърляне ТТ с помощта на разде-
лител на потока FD3, съставен от няколко тръби
с еднакви размери (еднакви диаметър, дължина
и радиус на огъване), монтирани в ЕР. Отработи-
лите газове преминават през една от тези тръби
в DT, а преминаващите през останалите тръби
отработили газове—в камерата за демпфиране
DC. По този начин разделянето на потока отра-
ботили газове се определя от общия брой на тръ-
бите. Регулирането на постоянното разделяне на
потока изисква нулева разлика между налягани-
ята в DC и при изхода на ТТ, което се измерва с
помощта на диференциалния преобразувател на
налягане DPT. Нулева разлика между налягани-
ята се получава чрез впръскване (подаване) на
пресен въздух в DT при изхода на ТТ. Концентра-
циите на регистрирания газ (CO2 или NOx) се
измерват в неразредените отработили газове, в
разредените отработили газове и във въздуха за
разреждане с помощта на анализатор(-и) на от-
работилите газове EGA. Те са необходими за про-
верка на разделянето на потока отработили газо-
ве и могат да се използват при извършване на
контрол на дебита на впръсквания въздух за точ-
но регулиране на разделянето. Коефициентът на
разреждане се изчислява от концентрациите на
измерваните газове.