Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 23

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
ранение на светли петролни продукти при 
атмосферно налягане и обема на течността в 
резервоара по данни от калибровъчната таб­
лица и нивото, определено от електронните 
нивомери при резервоари за съхранение на 
втечнени въглеводородни газове под налягане.“
§ 77. Наименованието на раздел XVII се 
изменя така:
„Раздел XVII
Други видове разходомери за вода и за флуиди, 
различни от вода“.
§ 78. В чл. 433 се правят следните изме­
нения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изискванията на този раздел се отна­
сят за разходомери, предназначени да опре­
делят количеството нечиста студена вода и 
флуиди, различни от вода, които не са част 
от измервателни системи за непрекъснато и 
динамично измерване на количество течности, 
различни от вода. Разходомерите, попадащи 
в обхвата на този раздел, според принципа 
на измерване са:
1. турбинни разходомери;
2. масови разходомери;
3. ултразвукови разходомери;
4. разходомери, конструирани на принципа 
на разлика в налягането.
(2) В турбинните разходомери аксиалният 
поток на флуида завърта турбинно колело, при 
което броят на завъртанията съответства на 
обема на преминалия флуид.“
2. В ал. 4 думата „течност“ се заменя с 
„флуид“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 79. Създава се чл. 433а:
„Чл. 433а. Разходомерите включват най-
малко измервателно устройство, калкулатор 
(включително устройство за настройване 
или коригиращо устройство, преобразуващо 
устройство, ако са налични) и показващо 
устройство.“
§ 80. Член 434 се изменя така:
„Чл. 434. Разходомерите се характеризират 
със:
1. размера на разходомера, който се обозна­
чава с главни букви „DN“, следвани от цифра;
2. максималния разход, означаван с „Qmax“, 
и минималния разход, означаван с „Qmin“, 
които ограничават обхвата на натоварване 
на разходомера;
3. максималното работно налягане, оз­
начавано с „Pmax“, като се има предвид, че 
работното налягане на един разходомер е 
разликата между налягането на флуида на 
входа на разходомера и атмосферното налягане;
4. загубата на налягане, която е равна на 
разликата между налягането, измерено на 
входа на разходомера, и налягането, измерено 
на изхода му, по време на протичането на 
флуида през него;
5. минималното измерено количество, 
което е най-малкото количество флуид, за 
което измерването е приемливо;
6. базовите условия, към които се привежда 
измереното количество.“
§ 81. В чл. 435 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Разходомерите трябва да са произведени 
от материали с малки вътрешни напрежения, 
които са устойчиви на стареене, корозия и 
въздействие на различните флуиди, прена­
сяни или внасяни обикновено чрез някои от 
техните кондензати.“
2. В ал. 3 думите „и измервателните сис­
теми“ се заличават.
§ 82. Член 436 се изменя така:
„Чл. 436. (1) Обхватът на разхода се опре­
деля от производителя, като минималното 
отношение Qmax : Qmin трябва да е 5:1.
(2) Свойствата на флуида трябва да са 
зададени чрез наименованието, типа или 
неговите съществени характеристики, като 
температурен обхват, обхват на налягането, 
обхват на плътността и обхват на вискозитета.“
§ 83. Член 437 се изменя така:
„Чл. 437. (1) Всеки разходомер трябва да 
носи следните означения върху указателната 
табелка или върху специална табелка с данни, 
или разпределени между двете:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или фирмения знак на 
производителя;
3. идентификационния номер и годината 
на производство на разходомера;
4. означението на размера на разходомера, 
което съдържа главни букви „DN“, следвани 
от цифра;
5. максималното работно налягане във 
вида „Pmax .... МPa (или kPa, или Pa, или bar, 
или mbar)“.
(2) Означенията трябва да са ясни, четливи 
и неизтриваеми при нормални условия на 
използване на разходомера.
(3) Разходомерът също може да носи:
1. търговско означение; 
2. специален идентификационен номер; 
3. означение на стандарт, в съответствие 
с който е произведен;
4. информация, свързана с извършените 
ремонти. 
(4) Освен ако не е посочено в удостовере­
нието за одобряване на типа, всички други 
надписи или означения са забранени.
(5) Местата за разполагане на знаците за 
проверка и на пломбите трябва да са избрани 
така, че демонтирането на частта, запечата­
на чрез знаците или пломбите, да доведе до 
тяхното разрушаване.“
§ 84. В чл. 443 ал. 1 се изменя така:
„(1) Максимално допустимата грешка за 
количества, равни или по-големи от два