Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 40

СТР.  40	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
10. предписаната температура, ако е раз­
лична от 23 °С;
11. знак двоен квадрат за електромери с 
изолираща кутия с клас на защита II.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 – 3 може 
да бъде дадена на външна табелка, прикре­
пена постоянно към капака на електромера. 
Информацията по ал. 1, т. 4 – 11 трябва да е 
маркирана на табелка, поставена за предпо­
читане вътре в електромера. Маркировката 
от външната страна на електромера трябва 
да е неизтриваема, ясна и четлива.
(3) Електромерът може да носи информация 
за мястото на производство, информация за 
собственост, търговско описание, специален 
сериен номер, знак за съответствие с български 
стандарт, въвеждащ европейския и иденти­
фикационния номер на схемата за свързване. 
(4) Върху всеки електромер трябва да е не­
изтриваемо маркирана схемата на свързване. 
Ако клемите на електромера са маркирани, 
тази маркировка трябва да е нанесена и върху 
схемата.
(5) При трифазните електромери се посочва 
последователността на фазите, за която са 
предназначени. 
(6) Схемите на свързване могат да бъдат 
показани чрез идентификационна фигура.
(7) Всеки електромер по чл. 653, ал. 1, 
т. 3 трябва да е означен съгласно Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на средства за измерване.“
§ 241. В чл. 666 в основния текст след ду­
мата „електромерите“ се добавя „по чл. 653, 
ал. 1, т. 1 – при одобряване на типа“.
§ 242. Член 668 се изменя така: 
„Чл. 668. За електромерите се определят 
следните класове на точност: 
1. електромери за активна енергия: 0,2S; 
0,5S; 0,5; 1,0; 2,0;
2. електромери за реактивна енергия: 2,0; 3,0;
3. електромери по чл. 653, ал. 1, т. 3: индекс 
за класове А, В и С.“
§ 243. Член 669 се изменя така: 
„Чл. 669. Граничните стойности на греш­
ките трябва да са:
1. за електромеханични електромери за 
активна енергия (клас 0,5; 1; 2 и с индекси за 
класове А и В) – съгласно приложение № 33;
2. за статични електромери за активна 
енергия (клас 1; 2; 0,2S; 0,5S и с индекси за 
класове А, В и С) – съгласно приложение № 34;
3. за статични електромери за реактивна 
енергия – съгласно приложение № 35.“
§ 244. Член 670 се изменя така:
„Чл. 670. (1) Електромерите по чл. 653, ал. 1, 
т. 1 се пускат на пазара и/или в действие след 
одобряване на типа и първоначална проверка 
и подлежат на последващи проверки.
(2) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 2 
с валидно удостоверение за одобрен тип се 
пускат на пазара и/или в действие след пър­
воначална проверка до 30 октомври 2016 г. и 
подлежат на последващи проверки.
(3) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 3 се 
пускат на пазара и/или в действие след оценено 
и удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, и 
подлежат на последваща проверка.“
§ 245. В чл. 671, ал. 1 след думата „типа“ се 
добавя „на електромери по чл. 653, ал. 1, т. 1“.
§ 246. Член 672 се изменя така: 
„Чл. 672. Когато някои резултати от изпит­
ванията излязат извън граничните стойности 
на грешката от промени на тока поради 
неопределеност на измерванията или други 
параметри, влияещи на измерванията, нуле­
вата линия може да се измести еднократно 
успоредно на себе си със:
1. 1 % за статични електромери за активна 
енергия клас на точност 2, за електромеха­
нични електромери за активна енергия клас 
на точност 2 и за статични електромери за 
реактивна енергия;
2. 0,5 % за статични електромери за ак­
тивна енергия клас на точност 1 и електро­
механични електромери за активна енергия 
клас на точност 1;
3. 0,3 % за електромеханични електромери 
за активна енергия клас на точност 0,5;
4. 0,2 % за статични електромери за активна 
енергия клас на точност 0,5S;
5. 0,1 % за статични електромери за активна 
енергия клас на точност 0,2S.“
§ 247. В чл. 673 основният текст се изменя 
така: 
„Чл. 673. Всички изпитвания за одобряване 
на типа на електромерите по чл. 653, ал. 1, 
т. 1 трябва да бъдат проведени при предпи­
сани условия при следната препоръчителна 
последователност:“.
§ 248. В чл. 674 ал. 5 се изменя така:
„(5) Грешката на многотарифни електро­
механични електромери се определя при 
предписани условия за всички тарифи при 
ток, равен на 0,1 Ib, и с фактор на мощността 
единица.“
§ 249. Член 675 се изменя така:
„Чл. 675. (1) При последваща проверка на 
електромерите се извършва:
1. изпитване за работа без товар;
2. изпитване на пусковите условия;
3. изпитване при промяна на тока за съ­
ответствие на грешките на електромерите с 
граничните им стойности, посочени в чл. 669; 
4. проверка на константата на електромера 
при дълготрайно включване, като:
а) за електромеханични електромери при 
проверката последната ролка трябва да из­
вършва един пълен оборот;