Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 82

СТР.  82	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
(2) Счита се, че средствата за измерване, 
които съответстват на части от нормативни-
те документи, чийто списък е публикуван в 
„Официален вестник“ на Европейския съюз, 
съответстват на съществените изисквания, 
определени в приложение № 10 и в съответни-
те приложения за отделните видове средства 
за измерване, обхванати от частите от тези 
нормативни документи.
(3) Производителят може да избере всяко 
техническо решение, което осигурява съ-
ответствие на средствата за измерване със 
съществените изисквания, определени в при-
ложение № 10 и в съответните приложения 
за отделните видове средства за измерване.
(4) Производителят се възползва от пре-
зумпцията за съответствие  по ал. 1 и 2, ако 
прилага правилно решенията, посочени в 
съответните хармонизирани стандарти или 
в нормативни документи.
Чл. 8. (1) Съответствието на средство за 
измерване с приложимите съществени изиск­
вания се оценява, като по избор на произ-
водителя се прилага една от процедурите 
за оценяване на съответствието, изброени 
в съответното приложение за отделния вид 
средство за измерване.
(2) Процедурите за оценяване на съответ-
ствието се изпълняват съгласно модулите, 
определени в приложение № 11.
(3) Възлите и средствата за измерване мо-
гат да се изследват независимо и отделно при 
оценяване на тяхното съответствие.
(4) Документите и кореспонденцията, 
свързани с процедурите за оценяване на 
съответствието, изпълнявани с участието на 
органи, нотифицирани по реда на наредбата, 
се съставят на български език или на език, 
приемлив за нотифицирания орган.
Чл. 9. (1) Дейностите по оценяване на съ-
ответствието, посочени в раздел II и раздел V 
от приложение № 11, могат да се изпълняват 
от акредитиран собствен орган, който е от-
делна, обособена част от предприятието на 
производителя, и не участва в проектирането, 
производството, доставката, монтирането, 
използването или поддръжката на средствата 
за измерване, които оценява.
(2) В случаите по ал. 1, когато производи-
телят избере да използва акредитиран собст-
вен орган, този орган трябва да отговаря на 
следните изисквания:
1. да е акредитиран в съответствие с Ре-
гламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
определяне на изискванията за акредитация 
и надзор на пазара във връзка с предлага-
нето на пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 
13 август 2008 г.);
2. органът и неговият персонал да са обосо-
бени организационно и да разполагат с методи 
за докладване на съответното предприятие, 
които осигуряват тяхната безпристрастност и 
я доказват пред съответния национален орган 
по акредитация;
3. органът и неговият персонал не носят 
отговорност за проектирането, производство-
то, доставката, монтирането, използването 
или поддръжката на средствата за измерване, 
които оценяват, и не участват в дейности, 
които биха могли да бъдат в противоречие 
с независимостта на тяхната преценка или 
почтеността им във връзка с дейностите им 
по оценяване на съответствието;
4. органът предоставя услугите си изклю-
чително и само на предприятието, от което 
е част.
(3) Акредитираният собствен орган не се 
нотифицира на държавите членки или на Ев-
ропейската комисия. Когато производителят 
е установен на територията на Република 
България, при поискване той предоставя на 
председателя на Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор информацията, 
свързана с акредитацията на акредитирания 
собствен орган.
Чл. 10. (1) Техническата документация 
трябва да представя по разбираем начин ин-
формация за конструкцията, производството 
и работата на средството за измерване и да 
позволява оценяване на неговото съответствие 
с приложимите изисквания на наредбата.
(2) Техническата документация трябва да 
е достатъчно подробна, за да осигурява:
1. определяне на метрологичните харак-
теристики;
2. възпроизводимост на метрологичните 
характеристики на произведените средства 
за измерване при правилната им настройка 
с предназначени за това подходящи средства;
3. комплектност на средството за измер-
ване.
(3) Техническата документация, свързана 
с оценяването на съответствието и иденти-
фикацията на типа и/или на средството за 
измерване, трябва да включва:
1. общо описание на средството за измер-
ване;
2. конструктивни и производствени чер-
тежи и схеми на компонентите, възлите, 
електрическите вериги и др.;
3. производствени процедури, които да 
осигуряват стабилност на производството;
4. описание на електронните устройства с 
чертежи, схеми, логическа блок схема и обща 
информация за софтуера, които да обясняват 
техните характеристики и начин на работа, 
когато е приложимо;
5. описания и обяснения, необходими за 
поясняване на информацията по т. 2, 3 и 4, 
включително начина на работа на средството 
за измерване;
6. списък на хармонизираните стандарти 
и/или нормативните документи по чл. 7, ал. 1 
и 2, приложени напълно или частично;