Държавен вестник, бр. 46, 2007 г., стр. 134

С Т Р .  134
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  46
Забележки:
1. Във всеки ред, озаглавен “Втора извадка”,
броят на дефектните средства за измерване се от-
нася до общия брой средства за измерване от из-
вадката.
2. Втората извадка е със същата големина като
първата и се избира от партидата по случаен приз-
нак, ако в първата извадка се съдържа посоченият
в колоната брой дефектни средства за измерване.”
§ 40. В таблицата на приложение № 28 към
чл. 469, в колона “Обхват” означението “Q max”
се заменя с “Q min”.
§ 41. Създава се приложение № 46а към
чл. 807г, ал. 1:
“Приложение № 46а
към чл. 807г, ал. 1
1. Съдържание на свидетелство за проверка:
а) наименованието и адресът на органа, който
издава свидетелството за проверка;
б) името и номерът на лицето, извършило про-
верката;
в) серийният номер на свидетелството за про-
верка, който се отбелязва и на всички други доку-
менти, и на информационните табели;
г) датата на издаване на свидетелството за про-
верка и адресът по месторабота на лицето, извър-
шило проверката;
д) датата на изтичане на свидетелството за
проверка;
е) идентификация на плавателния съд—име,
регистрационен номер, име и адрес на притежате-
ля и година на производство;
ж) списък и естество на приложените доку-
менти;
з) групите резервоари, за които може да се из-
ползва същата таблица;
и) индикация за резервоарите, в които има дре-
нажна инсталация или нагреватели;
к) общият обем;
л) точност на резултатите, дадени в таблиците;
м) точност при употребата на свидетелството
за проверка за определяне на обемите течност,
съдържащи се в резервоарите;
н) минималната измерима височина.
2. Диаграма № 1 показва позицията на резерво-
ара в плавателния съд и за всеки резервоар—об-
щата референтна височина H, позиционирането на
мярката и позицията на последната спрямо пред-
ната преграда на резервоара и спрямо надлъжната
средна преграда или равнина.
3. Диаграма № 2 е напречен разрез на резерво-
арите, показващ радиуса на дъното, изпъкналост-
та, височината на гърловината и метода на конст-
руиране на управляващото устройство.
4. За плавателен съд, който има нагреватели
или дренажни водоочиствателни инсталации вът-
ре в резервоарите, диаграма № 3 дава обема, за-
еман от тези нагреватели или водоочиствателни
инсталации, и обема течност, който може да се
побере в последния, от шлюзна клапа до шлюзна
клапа.
5. За всеки резервоар или група от подобни ре-
зервоари—сантиметрова или дециметрова табли-
ца с обеми, съдържаща индикация за общата рефе-
рентна височина H и за датата на изтичане на сро-
ка, и когато е дадена милиметрова интерполаци-
онна таблица.”
§ 42. Създава се приложение № 46б към чл. 807 г,
ал. 1:
“Приложение № 46б
към чл. 807г, ал. 1
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА
Орган, извършил проверката:___________________________
Държава: ________________________ Дата на валидност
на проверката: ............................................................
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА № _____
‘_________________________________________________________________________’
(Тип на плавателния съд (например помощен кораб,
кораб, баржа) и име на плавателния съд)
_________________________________________________________________________
(фамилия, име и номер на лицето, извършило
проверката)
удостоверява, че на _____________________ е извършил
по молба на ______________________________________________
проверката на резервоарите на ______________________
регистриран под № ________—собственост на ________
________________ , и построен в ___________________________.
Диаграма № 1 дава съответните позиции на резер-
воарите, тяхната номерация, позиционирането на
мерките и за всеки резервоар—общата референт-
на височина H на референтната отправна точка,
формирана от горния ръб на водача над горната
повърхност на контактната плоча на дъното на
резервоара.
Диаграма № 2 е диаграмен напречен разрез на
резервоара през вертикалата на мярката за дъл-
жина.
Диаграма № 3 дава разположението и обема на
водоочиствателните инсталации и нагревателите
в резервоарите.
Когато се използват приложените сантиметрови
таблици, височините на течността трябва да бъдат
определени на вертикалните повърхности на мяр-
ката за дължина, както е показано в диаграма № 1.
Същата таблица може да бъде използвана за след-
ните резервоари: ________________________________________
Максималната относителна грешка на резервоа-
рите е:
± 3/1000 (± 3°/°°) от отбелязания обем в случай на
резервоари с № ________________ ,
± 5/1000 (± 5°/°°) от отбелязания обем в случай на
резервоари с № ________________ .
Максималната относителна грешка при използва-
нето на резервоарите за определяне на количест-
вото течност, която съдържат, е:
± 5/1000 (± 5°/°°) от отбелязания обем в случай на
резервоари с № ________________ ,
± 8/1000 (± 8°/°°) от отбелязания обем в случай на
резервоари с № ________________ ,
при условие че плавателният съд не се клати и че
нивата течност са правилно определени чрез регу-
лиране на измервателните уреди.
Общ обем _________________________________________________
Минимална измерима височина = 500 mm
(печат и подпис на лицето, извършило проверката).
Съставено в ________________________ на _________________ ”