Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
тна доза се използва еталонна уредба за гама-
лъчение с комплект източници от радионукли-
дите 241Am, 137Cs и 60Co.
Чл. 621. (1) При метрологичен контрол на
уредите и системите за измерване замърсеност
на повърхности се използват комплект еталон-
ни източници за алфа-лъчение (239Pu и 234U),
калибрирани по величините активност и поток
на алфа-частици, и комплект еталонни източ-
ници за бета-лъчение (90Sr+90Y, 204Tl, 60Co и 14C),
калибрирани по величините активност и поток
бета-частици.
(2) При метрологичен контрол на уредите и
системите за измерване на еквивалентна доза и
мощност на еквивалентната доза и/или поток и
плътност на потока неутрони се използва ета-
лонна уредба, която създава плътност на потока
неутрони в обхват от 104 s-1.m-2 до 107 s-1.m-2.
Раздел XXVII
Системи за измерване на инкорпорираната
в човешкото тяло активност
Чл. 622. (1) Системите за измерване на ин-
корпорираната в човешкото тяло активност,
наричани “целотелесни броячи”, са средства за
измерване, предназначени за идентифициране
на инкорпорирани гама-излъчващи радионук-
лиди, попаднали в човешкото тяло чрез вдиш-
ване, поглъщане и/или през кожата, и за опре-
деляне на инкорпорирана активност.
(2) Системите за измерване на инкорпорира-
ната в човешкото тяло активност се използват
за контрол на вътрешното облъчване на персо-
нала, работещ в среда на йонизиращи лъчения.
(3) Системите за измерване на инкорпори-
раната в човешкото тяло активност могат да
бъдат:
1. стационарни или подвижни;
2. сканиращи (позволяват определяне раз-
пределението на инкорпорираната активност в
човешкото тяло) или с фиксирана геометрия на
измерване.
(4) Инкорпорираната активност се опреде-
ля чрез гама-спектрометричен анализ на ради-
онуклидите.
(5) Резултатите от измерване активността
на инкорпорираните гама-излъчващи радионук-
лиди се представят в Bq.
Чл. 623. (1) Системите за измерване на ин-
корпорираната в човешкото тяло активност се
състоят от:
1. гама-спектрометър, включващ детектор-
на система и многоканален анализатор;
2. защита;
3. устройство, определящо геометрията на
измерване;
4. персонален компютър с подходящ софту-
ер за обработка и представяне на резултатите
от измерване.
(2) Производителят трябва да посочи тегло-
то на цялата система за измерване на инкорпо-
рираната в човешкото тяло активност.
Чл. 624. (1) Детекторната система може да
се състои от един или повече детектори, които
да са подвижни или неподвижни.
(2) Детекторите трябва да са с висока разде-
лителна способност.
Чл. 625. Софтуерът на системите за измер-
ване на инкорпорираната в човешкото тяло
активност трябва да позволява идентифицира-
не на радионуклидите и определяне на инкор-
порираната активност за всеки радионуклид.
Чл. 626. Многоканалните анализатори тряб-
ва да имат най-малко 4096 канала.
Чл. 627. Защитата трябва да осигурява най-
малко 20-кратно намаляване на фона на окол-
ната среда и може да е пълна или частична.
Чл. 628. Системите за измерване на инкор-
порираната в човешкото тяло активност тряб-
ва да носят следните означения:
1. наименованието или знака на произво-
дителя;
2. типа на системата;
3. идентификационния номер и годината на
производство;
4. захранващото напрежение, работната
честота и вида на тока (постоянен или про-
менлив).
Чл. 629. (1) В техническо досие на системи-
те за измерване на инкорпорираната в човеш-
кото тяло активност трябва да се съдържат
данни за:
1. геометрията на измерване на човешкото
тяло (във вертикално, хоризонтално или седна-
ло положение);
2. режим на измерване—статично или ска-
ниране;
3. времето на измерване за един човек;
4. вида на защитата—тип (пълна или час-
тична), материал (например стомана, олово) и
дебелина в сантиметри;
5. вида, броя и големината на детекторите;
6. възможността за идентифициране на ин-
корпорирани радионуклиди в цялото човешко
тяло и/или в отделни негови органи;
7. границите на откриваемост за конкретни
радионуклиди при определени условия на из-
мерване;
8. вида на софтуера за обработка на резулта-
тите от измервания;
9. сравнителния материал (фантом), изпол-
зван за калибриране на системата.
(2) Техническата документация трябва да
съдържа следните метрологични характеристи-
ки на системите за измерване на инкорпорира-
ната в човешкото тяло активност:
1. енергиен обхват;
2. разделителна способност в kеV;
3. относителна ефективност в %;
4. отношение пик/комптън;
5. граници на откриваемост, най-ниското
ниво на откриваемост (LLD), минимална от-
криваема активност (МDА) за определени ра-
дионуклиди и определено време на измерване с
човек в защитата;