Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
1. температура на въздуха в границите от 
20 °С ± 5 °С;
2. относителна влажност на въздуха в 
границите от 45 % RH до 75 % RH;
3. атмосферно налягане в границите от 
860 mbar до 1060 mbar.“
§ 75. В чл. 432 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Параметрите на околната среда при 
проверката са в рамките на условията на 
функциониране, зададени от производителя.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 76. В глава втора се създава раздел XVIa:
„Раздел XVIa
Нивомерни измервателни системи
Чл. 432а. (1) Изискванията на този раздел 
се отнасят за нивомерните измервателни 
системи, които се използват за измерване 
на наличния обем течност в резервоара и 
измерване на обема течност при получаване 
(доставка) и предаване (продажба) на течни 
горива в търговски обекти за течни горива, 
задължително използващи електронни систе­
ми с фискална памет (ЕСФП).
(2) Изискванията на раздела не се отнасят 
за нивомерни измервателни системи, използ­
вани при продажби на течни горива от данъ­
чен склад по смисъла на Закона за акцизите 
и данъчните складове или при продажби 
на керосин, предназначен за зареждане на 
граждански въздухоплавателни средства чрез 
летищен оператор или оператор по наземно 
обслужване.
Чл. 432б. (1) Нивомерните измервателни 
системи се състоят от:
1. стационарен резервоар за измерване, 
снабден със спомагателни и допълнителни 
устройства;
2. електронен автоматичен нивомер;
3. температурни сензори/термометри.
(2) Стационарните резервоари по ал. 1, т. 1 
са предназначени за съхранение на светли 
петролни продукти при атмосферно налягане 
или на втечнени въглеводородни газове (LPG) 
под налягане и трябва да имат калибровъчни 
таблици за определяне на вместимостите им 
с посочени неопределености, издадени от 
акредитирани лаборатории.
(3) Електронните автоматични нивомери 
по ал. 1, т. 2 са средства за измерване и по­
казване на нивото на течността в стационар­
ните резервоари с постоянни характеристики 
и се състоят най-малко от сензор за ниво на 
течността, преобразувател и калкулатор с 
показващо устройство.
Чл. 432в. (1) Определянето на обема с 
нивомерна измервателна система се осъщест­
вява чрез измерване на ниво и температура и 
изчисляване на обема при работни и базови 
условия.
(2) Измерването на ниво се извършва с 
електронен автоматичен нивомер – нивомер 
с поплавъци/дисплейсери с магнитен или 
магнито-стриктивен електронен детектор, 
ултразвуков нивомер, радарен нивомер или 
други безконтактни нивомери.
(3) Измерването на температурата се из­
вършва с температурни сензори или термо­
метри, разположени така, че да позволяват 
определяне на средната температура на обема 
течност в резервоара. Допуска се температур­
ните сензори да бъдат монтирани в сензора за 
ниво. Минималният брой на температурните 
сензори трябва да е:
1. четири – при височина на резервоара 
до 9 метра;
2. пет – при височина на резервоара от 9 
до 15 метра;
3. шест – при височина на резервоара над 
15 метра.
(4) Изчисляването на обема на течността 
в резервоара при работни и базови условия 
(при базова температура 15 °С) се извършва 
чрез калкулатор, който използва данни от 
калибровъчната таблица на резервоара, табли­
цата за коригиране на обема при привеждане 
към базови условия и нивото на течността, 
измерено от електронния нивомер.
Чл. 432г. (1) Резервоарите по чл. 432б, ал. 1, 
т. 1 трябва да са с конструкция, положение 
и условия на употреба, които отговарят на 
нормативните изисквания за съхранение на 
съдържащи се в тях течности по отношение 
на характеристиките на тези течности.
(2) Резервоарите по 432б, ал. 1, т. 1 трябва 
да отговарят на следните изисквания:
1. преградите и укрепващите елементи, 
които могат да се монтират в резервоара, 
трябва да имат подходяща форма и да са 
снабдени с подходящи отвори, така че да не 
се възпрепятства пълненето, източването и 
проверката на резервоара;
2. долната референтна точка и горната 
референтна точка трябва да са конструирани 
така, че техните положения да остават посто­
янни на практика;
3. въздействието, дължащо се на пълнене 
и изпразване на резервоара, и промените в 
условията на околната среда трябва да са 
сведени до минимум;
4. резервоарите трябва да са снабдени с 
информационна табелка за идентификация, 
изработена от метал, и надписите да оста­
ват непроменени при нормални условия на 
употреба;
5. табелката трябва да е закрепена на моно­
литна част на резервоара и така разположена, 
че да е лесно видима и четима, да не подлежи 
на изменения и да не може да се отстрани 
без разрушаване на пломбите, които носят 
знаците от проверка; на табелката трябва да 
са нанесени най-малко следните данни: