Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
1. от минус 100 kPa до 60 kРа, 150 kРа, 300 kРа
или 500 kРа, или
2. от минус 0,1 MPa до 0,9 МРа, 1,5 МРа или
2,4 МРа, като показващата стрелка на манова-
куумметрите трябва да се върти по посока на
часовниковата стрелка при повишаване на на-
лягането.
Чл. 192. (1) Присъединителните резби на
щуцерите на манометрите трябва да се избират
от реда: М 10 Ч 1, М 12 Ч 1,5 или М 20 Ч 1,5.
(2) Присъединителните резби на щуцерите
на манометрите могат да се избират от реда:
1. G 1/8 B, G 1/4 B, G 3/8 B, G 1/2 B—за цилин-
дрична тръбна резба, или
2. 1/8-27 NPT EXT, 1/4-18 NPT EXT, 1/2-14
NPT EXT—за конусна тръбна резба.
(3) Номиналните диаметри на кутиите на
манометъра трябва да се избират от реда: 40,
50, 63, 80, 100, 150,160 или 250 mm в зависимост
от класа на точност съгласно приложение № 16.
Чл. 193. (1) Стойността на скалното деле-
ние на манометрите трябва да се избира от реда:
1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n единици за налягане,
където n е цяло положително или отрицателно
число или нула.
(2) Дебелината на скалното деление трябва
да е поне 1 mm.
(3) Дебелината на скалните знаци трябва да
е не по-голяма от 20 % от дължината на скално-
то деление.
(4) Дължината на максималното скално де-
ление не трябва да се различава с повече от
20 % от дължината на минималното скално де-
ление при линейна скала.
Чл. 194. (1) Показващата стрелка трябва да
се движи плавно без скокове и задръжки при
плавно изменение на налягането.
(2) Показващата стрелка трябва да покрива
от една десета до девет десети най-късите скал-
ни знаци.
(3) Върхът на показващата стрелка не тряб-
ва да е по-широк от скалния знак.
(4) Показващата стрелка на манометъра
може да е:
1. без ограничител при работна граница на
измерване, съвпадаща с горната граница на
измерване;
2. със или без ограничител при работна гра-
ница на измерване, равна на 75 % от горната
граница на измерване.
(5) Изместването на показващата стрелка
на манометъра, дължащо се на силите на три-
ене, не трябва да превишава половината от
максимално допустимата грешка.
(6) Коректорът на нулата трябва да осигуря-
ва настройване на показващата стрелка с от-
клонение, по-малко от максимално допустима-
та грешка.
Чл. 195. (1) Върху циферблата на маномет-
рите трябва да са нанесени следните данни:
1. означението на единицата за налягане;
2. горната граница на измерване и класът
на точност;
3. ограничителен знак за манометри, рабо-
тещи при максимално статично налягане, рав-
но на горната граница на измерване;
4. знак за работно положение, когато мано-
метърът работи при положение, различно от
вертикалното;
5. работната температура, когато маноме-
търът работи при температура, различна от
предписаната;
6. означение “G” или надпис “газ” или съот-
ветно означение “F” или надпис “течност”, ко-
гато обявената точност се постига само в газо-
образна среда или само в течност за манометри
с класове на точност 0,1; 0,15; 0,25 и 0,6;
7. наименование или търговска марка на
производителя;
8. идентификационният номер за маномет-
ри с клас на точност 0,1; 0,15 и 0,25 и годината
на производството;
9. материалът на контактуващите с измер-
вания флуид детайли, когато те не са изработе-
ни от месинг или от калаен бронз;
10. означения за обезопасени манометри—
S1, S2, S3, съгласно БДС EN 837-1;
11. надпис “oxygen” на английски език или
“кислород” на български език и международ-
ното означение “0248” за “Без масло и мазни-
на” за кислородните манометри;
12. надпис “acetylene” на английски език или
“ацетилен” на български език за ацитиленови-
те манометри;
13. надпис на английски или на български
език на съответния газ, за който са предназна-
чени или е посочен в документите, придружа-
ващи манометъра.
(2) Върху скалите на мановакуумметрите и
вакуумметрите трябва да има означение “-”
(минус) преди или под числената стойност,
обозначаваща максималната стойност на отри-
цателното налягане.
(3) Манометрите с клас на точност 0,1 тряб-
ва да са с огледална скала.
(4) Защитените от проникване на прах и вода
манометри трябва да са със степен на защита
съгласно БДС ЕN 60529:
1. най-малко IP31—в закрити помещения;
2. най-малко IP44—на открито.
Чл. 196. (1) Върху корпуса на манометъра
трябва да е предвидено място за поставяне на
знаците за проверка.
(2) Знаците за проверка могат да се поставят
и върху предпазното стъкло на манометъра, ако
не възпрепятстват отчитането на показанията.
(3) Конструкцията на манометъра трябва да
позволява пломбирането му при необходимост.
Чл. 197. (1) Манометрите могат да са от след-
ните класове на точност: 0,1; 0,15; 0,25; 0,6; 1; 1,6
или 2,5.
(2) Допускат се и класове на точност: 0,16;
0,2; 0,4; 0,5; 1,5 или 2.
Чл. 198. (1) Максимално допустимите греш-
ки на манометрите в съответствие с класа на
точност трябва да са в границите съгласно при-
ложение № 17.