Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 90

СТР.  90	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
Приложение № 6 
към чл. 32, ал. 1, т. 1
 
 
Физико-технически изисквания и програма за контрол на качеството  
на рентгеновите уредби за диагностична и интервенционална рентгенология 
Таблица 1. Основни изпитвания на уредбите за рентгенография (без мамография и дентална 
рентгенография) 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност* 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на  
нормална 
работа  
Граници на  
безопасна 
работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1. Рентгенов източник 
1.1. Точност на 
анодното 
напрежение U 
1 
веднъж 
годишно 
Отклонение на 
измерената стойност от 
зададената:  
до  6% при U <100 kV и
до ± 6 кV при U > 100 
kV. 
Отклонение на измерената 
стойност от зададената:  
до  10% при U <100 kV и 
до ± 10 кV при U > 100 kV.
Измерва се средната пикова 
стойност на напрежението 
по неинвазивен метод с 
уред, поставен в лъчевия 
сноп 
1.2. Повторяемост 
на анодното 
напрежение U 
1 
веднъж 
годишно 
Отклонение до  5% на 
всяка измерена 
стойност от средната 
стойност при най-
малко 3 измервания 
при повторяеми 
условия 
 
Измерва се за средна 
стойност на U, например 70 
или 80 kV 
1.3. Точност на 
анодното 
напрежение – 
зависимост от 
анодния ток или от 
количеството 
електричество 
1 
веднъж 
годишно 
 
Максимално отклонение 
до  10% между 
измерените стойности  
Оценява се чрез измерване 
при 70 kV или 80 kV и най-
малко 5 стойности на 
анодния ток (mA) или на 
количеството електричество 
(mA s) 
1.4. Слой на 
полуотслабване и 
минимална обща 
филтрация на 
рентгеновото 
лъчение 
1 
веднъж 
годишно 
 
Слоят на 
полуотслабване, измерен 
в алуминий, не трябва да 
бъде по-малък от: 2,1 mm 
при 70 kV и 2,3 mm при 
80 kV. 
Съответства на минимална 
обща филтрация 2,5 mm Al 
1.5. Време на 
експонация t -  
точност на таймера 
1 
веднъж 
годишно 
Отклонение на 
измерената стойност от 
зададената до  
 10% за t > 100 ms  
Отклонение на измерената 
стойност от зададената до 
 50% за t  1 s и  
 25% за t > 1 s 
 
1.6. Лъчев дебит - 
големина  
1 
веднъж 
годишно 
 
- 
> 25 Gy(mA.s)-1 на 1 m 
от фокуса при 
действително измерена 
стойност на 
напрежението 80 kV  
1.7. Лъчев дебит - 
възпроизводимост 
във времето 
1 
веднъж 
на 6 
месеца 
Разлика до 20% от 
базовата стойност  
Разлика до 50% от 
базовата стойност  
1.8. Лъчев дебит - 
повторяемост при 
еднакви условия на 
измерване 
1 
веднъж 
на 6 
месеца 
Отклонение до  10% 
на всяка измерена 
стойност от средната 
при най-малко 3 
измервания при 
повторяеми условия 
Отклонение до  20% на 
всяка измерена стойност 
от средната при най-
малко 3 измервания при 
повторяеми условия 
1.9. Лъчев дебит - 
повторяемост при 
изменение на 
анодния ток I и/или 
количеството 
електричество I.t 
1 
веднъж 
годишно 
Отклонение до  15% 
на всяка измерена 
стойност от средната 
при измервания, 
направени при 
постоянна стойност на 
напрежението и при 
различни стойности на 
I (mA) и/или I.t (mA.s) 
 
Лъчевият дебит се измерва 
при типично за уредбата 
качество на рентгеновото 
лъчение, напр. при анодно 
напрежение 80 kV и обща 
филтрация 3 mm Al 
2. Блендиращо устройство 
2.1. Съвпадение на 
светлинния визьор и 
лъчевото поле 
1, 2 
веднъж 
на 3 
месеца 
Разликата между 
границите на лъчевото 
поле и светл. поле за 
Сумата от отклоненията 
между границите на 
лъчевото и светлинното