Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 43

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
(3) В някои случаи вентилационният отвор
може да се замени от специални устройства,
например спомагателна помпа или инжектор
на сгъстен газ, които трябва да работят автома-
тично при системи, конструирани за минимал-
ни доставени количества, по-малки от 10 m3.
Чл. 359. (1) В измервателни системи “пъ-
лен маркуч” свободният край на маркуча трябва
да включва устройство, предпазващо маркуча
от изпразване по време на неработните пери-
оди на системата, с изключение на системите
за втечнен газ.
(2) Когато след устройството по ал. 1 е раз-
положено затварящо (спирателно) устройство,
обемът на пространството между тях трябва да
е възможно най-малък и във всички случаи да
е по-малък от максимално допустимата греш-
ка за минималното доставено количество на
измервателната система.
(3) При системи, предназначени за измерва-
не на вискозни течности, краят на дюзата тряб-
ва да е конструиран така, че да не задържа коли-
чество течност, по-голямо от 0,4 пъти макси-
мално допустимата грешка за минималното дос-
тавено количество на измервателната система.
Чл. 360. Ако тръбопроводът и маркучът
включват няколко компонента, те трябва да са
сглобени чрез специално присъединително ус-
тройство, което поддържа маркуча пълен, или
чрез свързваща система, която да е херметизи-
рана или да не позволява отделянето на компо-
нентите без специален инструмент.
Чл. 361. (1) В измервателна система “пълен
маркуч”, снабдена с макара за навиване на мар-
куча, нарастването на вътрешния обем, дължа-
що се на промяна в положението на навиване,
когато маркучът не е под налягане, или дължа-
що се на ненавитото положение на маркуча,
когато той е под налягане без протичане на
течност, не трябва да е по-голямо от два пъти
максимално допустимата грешка за минимал-
ното доставено количество.
(2) Ако измервателната система няма макара
за маркуча, нарастването на вътрешния обем не
трябва да надвишава максимално допустимата
грешка за минималното доставено количество.
Чл. 362. (1) В измервателните системи, пред-
назначени за доставяне на течности, наличието
на разклонения след разходомера се допуска само
ако са подбрани така, че изливането на течност-
та в даден момент да става през един отвор.
(2) В измервателни системи, предназначени
за получаване на течности, наличието на раз-
клонения преди разходомера се допуска само
ако са подбрани така, че доставянето на течността
в даден момент да става само през една тръба.
(3) Изключения от изискванията по ал. 1 и 2
се допускат само при доставящи системи, кои-
то са специално монтирани за захранване в да-
ден момент само на един получател, и за полу-
чаващи системи, които не могат да работят в
даден момент с повече от един доставчик.
Чл. 363. (1) В измервателни системи, които
работят с празен маркуч и с пълен маркуч и
имат гъвкави тръбопроводи, при необходимост
възвратният вентил трябва да се вгради в твър-
дия тръбопровод, водещ към пълния маркуч,
непосредствено след селекторния вентил.
(2) Селекторният вентил, независимо от
положението му, не трябва да позволява из-
празващият маркуч, работещ като празен мар-
куч, да се свързва към тръбопровода, водещ до
пълния маркуч.
Чл. 364. (1) Всички връзки, предназначени
да обхождат разходомера, трябва да се затварят
чрез глухи фланци.
(2) Ако работните условия изискват нали-
чие на обхождащи връзки, разходомерът тряб-
ва се затваря със затварящ диск или чрез сдво-
ено спирателно устройство, с контролен вен-
тил между тях, като е осигурена възможност
затварянето да се извърши чрез пломбиране.
Чл. 365. Ако условията на захранване могат
да доведат до претоварване на разходомера,
трябва да се използва устройство за огранича-
ване на разхода. В случай че то предизвиква
загуба на налягане, трябва да е разположено
след разходомера, като се пломбира.
Чл. 366. (1) Различните положения на работ-
ните компоненти на многопътните вентили тряб-
ва да са видими и да са определени чрез зъбци,
ограничители или други фиксиращи устройства.
(2) Изключения от изискването по ал. 1 се
допускат само когато съседните положения на
управляващата ръчка формират ъгъл, по-голям
или равен на 90°.
Чл. 367. Възвратните вентили и спирател-
ните механизми, които не се използват за опре-
деляне на измерваното количество, трябва да
имат, при необходимост, изпускателни венти-
ли за предотвратяване на необичайно високи
налягания, които могат да възникнат в измер-
вателната система.
Чл. 368. (1) Измервателните системи трябва
да се монтират по такъв начин, че показващото
устройство да се вижда ясно при нормални ус-
ловия на употреба.
(2) Показващото устройство и индикаторът
на газове към сепаратора на газове, ако има
такъв, трябва да са удобни за наблюдение от
всяко положение.
(3) Пломбиращите устройства трябва да са
лесни за достъп, табелките трябва да са закре-
пени здраво, а задължителните означения тряб-
ва да са четливи и недвусмислени.
Чл. 369. (1) Измервателните системи трябва
да се монтират по такъв начин, че да е възмож-
но извършване на проверките по чл. 418 и 420.
(2) При необходимост трябва да се използва
тръбопровод за връщане на течността в резер-
воара за съхранение.
(3) Ако работата или изпитването на измер-
вателната система изискват показване на тем-
пературата и налягането, при монтажа на из-