Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 102

СТР.  102	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
У с т р о й -
ст во, ра-
ботещо на 
с а м о о б -
служване
Специфично устройство, което е част 
от системата за самообслужване и 
което позволява на една или повече 
измервателни системи да функцио-
нират като част от тази система за 
самообслужване.
Минимал-
но измер-
ва но ко -
л и че с т в о 
(МИК)
Най-малкото количество течност, 
при която измерването с измерва-
телната система е метрологично 
приемливо.
Пряко по-
казание
Показанието, обем или маса съо-
бразно начина на измерване, което 
може да бъде измерено физически 
от разходомера. 
Прякото показание може да се прео-
бразува в друга величина посредством 
преобразуващо устройство.
П р е к ъ с -
в а е м а /
непрекъс-
ваема из-
мервател-
на система
Измервателна система, в която по-
токът на течността може/не може да 
бъде спрян лесно и бързо.
Обхват на 
разхода
Обхватът между минималния разход 
(Qmin) и максималния разход (Qmax).
Специфични изисквания
1. Предписани условия на функциониране
Производителят определя предписаните усло-
вия на функциониране за средството за измерване 
и по-конкретно:
1.1. Обхват на разхода
Обхватът на разхода трябва да отговаря на 
следните условия:
а) обхватът на разхода на дадена измервателна 
система трябва да е в рамките на обхвата на 
разхода на всеки от нейните елементи и по-
конкретно на разходомера;
б) разходомер и измервателна система:
Таблица 1
Специфична 
измервателна 
система
Характеристика 
на течността
Минимално 
съотношение
Qmax:Qmin
Колонки за теч-
ни горива
Без втечнени га-
зове
10:1
Втечнени газове 5:1
Измервателна 
система
Криогенни теч-
ности
5:1
Измервателни 
системи върху 
тръбопроводи и 
системи за това-
рене на кораби
Всички видове 
течности
Подходящо за 
употреба
Всички други 
измервателни 
системи
Всички видове 
течности
4:1
1.2. Свойствата на течността, която трябва 
да се измерва от разходомера, като се задава 
наименованието или видът на течността или съ-
ответните нейни характеристики, като например:
а) обхват по температура;
б) обхват по налягане;
в) обхват по плътност;
г) обхват по вискозитет.
1.3. Номиналната стойност на променливото-
ковото захранващо напрежение и/или границите 
на постояннотоковото захранващо напрежение.
1.4. Базовите условия за преобразуваните 
стойности.
Предписаните базови условия не нарушават 
задължението да се прилага температурата от 
15 °C в съответствие с чл. 12, параграф 2 от Ди-
ректива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 
2003 г. относно преструктурирането на правната 
рамка на Общността за данъчно облагане на 
енергийните продукти и електроенергията (ОВ, 
L 283/51 от 31 октомври 2003 г.).
2. Класификация по точност и максимално 
допустими грешки (МДГ)
2.1. За количества, равни на или по-големи 
от 2 литра, МДГ на показанието са посочени в 
таблица 2.
Таблица 2
Клас на точност
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Измервателни 
системи (А)
0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 %
Разходомери 
(B)
0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 %
2.2. За количества, по-малки от 2 литра, МДГ 
на показанието са посочени в таблица 3.
Таблица 3
Измерван обем V
МДГ
V < 0,1 L
4 × стойността, посочена 
в таблица 2, приложена 
към 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L
4 × стойността, посочена 
в таблица 2
0,2 L ≤ V < 0,4 L
2 × стойността, посочена 
в таблица 2, приложена 
към 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L
2 × стойността, посочена 
в таблица 2
1 L ≤ V < 2 L
Стойността, посочена в 
таблица 2, приложена към 
2 L
2.3. Независимо какво е измерваното количе-
ство обаче, големината на МДГ се определя от 
по-голямата от следните две стойности:
а) абсолютната стойност на МДГ в таблица 2 
или таблица 3;
б) абсолютната стойност на МДГ за мини-
малното измервано количество (Еmin).
2.4.1. За минималните измервани количества, 
по-големи или равни на 2 литра, се прилагат 
следните условия:
а) Условие 1 – Emin трябва да отговаря на 
условието: Emin ≥ 2 R, където R е най-малкото 
скално деление на показващото устройство;