Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 71

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
Таблица 2
Многоинтервални везни
i = 1, 2, … r
i = номер на частичния измервателен обхват
r = общ брой на частичните измервателни обхвати
Клас
Проверочно скално 
деление (e)
Минимален товар (Min)
Брой на проверочните скални деления
минимална стойност
минимална стойност(1)
n = (Maxi)/(e(i+1))
максимална стойност
n = (Maxi)/(ei)
I 
0,001 g ≤ ei 
100 e1 
50 000 
 – 
II
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
20 e1 
5 000 
100 000
0,1 g ≤ ei 
50 e1 
5 000 
100 000
III 
0,1 g ≤ ei 
20 e1 
500 
10 000
IIII 
5 g ≤ ei 
10 e1 
50 
1 000
(1) При i = r се прилага съответната колона от таблица 1, при което „е“ се замества от „er“.
4. Точност
4.1. При прилагане на процедурите за оценяване на съответствието грешката на показанието не 
трябва да превишава максимално допустимата грешка на показанието, както е посочено в табли-
ца 3. При везни с цифрово показание грешката на показанието трябва да се коригира с грешката от 
закръгляване.
Максимално допустимите грешки се прилагат за стойностите на нетото и тарата за всички въз-
можни товари с изключение на стойностите на предварително зададената тара.
Таблица 3
Максимално допустими грешки
Товар
Максимално до-
пустима грешка
клас I
клас II
клас III
клас IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e 
0 ≤ m ≤ 5 000 e 
0 ≤ m ≤ 500 e 
0 ≤ m ≤ 50 e 
± 0,5 e
50 000 e < m 
≤ 200 000 e 
5 000 e < m 
≤ 20 000 e 
500 e < m 
≤ 2 000 e 
50 e < m ≤ 200 e 
± 1,0 e
200 000 e < m 
20 000 e < m 
≤ 100 000 e 
2 000 e < m 
≤ 10 000 e 
200 e < m ≤ 1 000 e 
± 1,5 e
4.2. Максимално допустимите грешки за везни в употреба са равни на удвоените стойности на 
максимално допустимите грешки, определени в т. 4.1.
5. Резултатите от измерването с дадена везна трябва да бъдат повторяеми и възпроизводими и от 
другите използвани показващи устройства и в съответствие с използваните други методи за уравно-
весяване.
Резултатите от измерването не трябва да зависят от промените в положението на товара върху 
устройството за приемане на товара.
6. Везната трябва да реагира на незначителни изменения на масата на товара.
7. Влияещи величини и стабилност.
7.1. Везните от класове II, III и IIII, които при употреба могат да бъдат денивелирани, не трябва 
да бъдат чувствителни към денивелацията, която може да възникне при нормалната им употреба.
7.2. Везните трябва да отговарят на метрологичните изисквания в температурния обхват, посочен 
от производителя. Този обхват трябва да бъде най-малко равен на:
а) 5 °С за везна от клас I;
б) 15 °С за везна от клас II;
в) 30 °С за везна от клас III или клас IIII.
Когато производителят не е определил друг обхват, температурният обхват е от - 10 °С до + 40 °С.
7.3. Захранваните от електрическата мрежа везни трябва да отговарят на метрологичните изис-
квания при промяна на захранването в нормални граници.
Захранваните от батерии везни трябва да показват всяко понижаване на напрежението на батерията 
под минималната изисквана стойност и при тези условия трябва да продължават да функционират 
правилно или да се изключват автоматично.
7.4. Електронните везни с изключение на тези от класове I и II, при които „е“ е по-малко от 1 g, 
трябва да отговарят на метрологичните изисквания при висока относителна влажност в горната 
граница на температурния си обхват.
7.5. Натоварването на везните от клас II, III или IIII за продължителен период от време трябва 
да оказва незначително влияние върху показанието под товар или върху нулевото показание веднага 
след отстраняването на товара.