Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
садна“ тръба за бързо затихване на повърх­
ностните вълни на течността. За резервоари, 
които не са под налягане, сензорът за нивото 
на течността трябва да бъде в непосредствена 
близост до отвора за измерване. Долната и 
горната референтна точка трябва да бъдат 
ясно определени и обозначени.
(9) Ако електронният нивомер е снабден с 
коригиращо устройство за ниво, то трябва да 
е разположено така, че да се получи надеждна 
стойност при измерването.
(10) При измерване на ниво с поплавък той 
не трябва да променя своята маса и обем под 
въздействието на измервания продукт. На­
лягането в резервоара не трябва да води до 
промяна на обема на поплавъка. Формата на 
поплавъка трябва да бъде такава, че да не за­
държа течност, с изключение на течния слой, 
причинен от капилярни ефекти, и не трябва 
да се образува газ или въздушна възглавница 
под поплавъка.
(11) Електронните нивомери трябва да 
бъдат проектирани и произведени така, че 
техните грешки да не превишават максимално 
допустимите грешки. Грешките се определят 
на два етапа:
1. преди монтиране – чрез изпитване при 
предписани условия, и
2. след монтиране – чрез сравняване на 
показанията на електронните нивомери с 
измереното референтно ниво.
(12) Максимално допустимите грешки 
трябва да са ± 1 mm преди монтиране и ± 4 
mm след монтиране. Грешката от хистерезис 
при смяна на посоката на движение на нивото 
не трябва да надвишава 1 mm. 
(13) Изпитванията за точност преди мон­
тиране се извършват при най-малко 10 нива. 
Последователните нива на измерване нара­
стват от нула до стойност, близка до горната 
граница на обхвата на измерване, и намаляват 
по същия начин.
(14) За превръщането на резултатите от 
измерването на ниво в обем калкулаторът за 
обработване на данни трябва да съхранява ка­
либровъчната таблица на резервоара по двойки 
стойности ниво/обем за всяко измервателно 
отделение. Броят и интервалът на тези двойки 
стойности се подбират според реалната гео­
метрия на резервоара. Средните стойности 
са изчислени чрез подходящи интерполации. 
Екстраполация не е допустима. 
(15) Калибровъчната таблица на резервоара 
трябва да се определи за всяко отделение на 
измервателния резервоар чрез обемни, гео­
метрични, комбинация от двата и други при­
знати методи. Изчисляване на калибровъчната 
таблица на резервоара само въз основа на 
конструктивната документация не се допуска. 
(16) Обхватът на нивото в калибровъчната 
таблица на резервоара трябва да съдържа 
всички стойности на нивата при запълване, 
които се срещат в практическата работа. 
(17) Калибровъчната таблица на резервоара 
се съхранява в калкулатора на нивомерната 
измервателна система по начин, който не 
позволява манипулация.
Чл. 432е. (1) За нивомерните измервател­
ни системи в зависимост от областта им на 
приложение са определени следните класове 
на точност:
1. клас 0,5 – измервателни системи за теч­
ности с вискозитет до 20 mPa.s при работна 
температура и измервателни системи за пре­
зареждане на самолети;
2. клас 1,0 – измервателни системи за втеч­
нен въглеводороден газ под налягане (LPG), 
измервани при температура, по-голяма или 
равна на минус 10 °C.
(2) Максимално допустимите грешки на 
нивомерните измервателни системи при одо­
бряване на типа, първоначална и последваща 
проверка са:
1. ± 0,5 % за системи от клас 0,5, монти­
рани на резервоари по чл. 432г, ал. 4, т. 1 и 2;
2. ± 1,0 % за системи от клас 1,0, монтирани 
на резервоари по чл. 432г, ал. 4, т. 3.
(3) Нивомерните измервателни системи 
трябва да удовлетворяват изискванията по 
ал. 2 при температура на околната среда от 
минус 25 °C до 55 °C. Когато калкулаторът с 
показващо устройство се монтира в помеще­
ние, температурата на околната среда за него 
може да бъде от 5 °C до 30 °C.
(4) Точността на измерване на температура­
та трябва да е по-малка или равна на ± 0,5 °С.
Чл. 432ж. (1) Нивомерните измервателни 
системи се пускат на пазара и/или в действие 
след одобряване на типа и първоначална про­
верка и подлежат на последващи проверки.
(2) Изпитването за одобряване на тип на 
нивомерните измервателни системи включ­
ва изпитване на електронните автоматични 
нивомери преди монтиране, чрез изпитване 
при предписани условия и след монтиране 
на функциониращ резервоар, сравнение на 
показанията по температура с еталонен тер­
мометър при различни температури, опреде­
ляне нивото на течността при резервоари за 
съхранение на светли петролни продукти при 
атмосферно налягане и обема на течността в 
резервоара по данни от калибровъчната таб­
лица и нивото, определено от електронните 
нивомери при резервоари за съхранение на 
втечнени въглеводородни газове под налягане.
(3) Първоначалната и последващата про­
верка на нивомерните измервателни системи 
се извършват след монтиране и включват про­
верка на електронните автоматични нивомери 
в монтирано положение на функциониращ 
резервоар, сравнения на показанията по тем­
пература с еталонен термометър и определяне 
нивото на течността при резервоари за съх­