Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(3) Ако млякото се доставя в резервоара с
помощта на помпа или вакуумна система, тряб-
ва да има устройство за отстраняване на газове,
което може да се комбинира с резервоара с пос-
тоянно ниво, при което той изпълнява и функци-
ята на устройство за отстраняване на газове.
Чл. 404. Разходомерът може да работи с по-
мощта на вакуумна система, като се спазват
изискванията на чл. 356. В този случай, ако
налягането в тръбопровода между резервоара с
постоянно ниво и разходомера е по-ниско от
атмосферното налягане, всички връзки на тръ-
бопровода трябва да са херметични и да има
възможност да се проверява херметичността.
Чл. 405. (1) Във всички случаи при нормал-
ни условия тръбопроводът преди резервоара с
постоянно ниво трябва да се изпразва изцяло
чрез автоматичен механизъм.
(2) Постоянното ниво се следи чрез наблю-
дателно стъкло или индикатор за ниво. Нивото
се счита за постоянно, ако се установява в зона-
та, лежаща между две линии, съответстващи на
разлика в обема не по-голяма от два пъти мак-
симално допустимата грешка за минималното
доставено количество. Разстоянието между
двете линии трябва да е поне 15 mm.
Чл. 406. Ако в измервателната система са
вградени механизми за забавяне на потока за
изпълнение на изискванията на чл. 405, ал. 2,
разходът по време на периода на забавяне не
трябва да се понижава под минималния разход
на разходомера.
Чл. 407. Ако в приемащото оборудване из-
мерваната течност се предава при ниво по-нис-
ко от нивото на разходомера, трябва да има
автоматичен механизъм, който да осигурява
налягане по-високо от атмосферното на изхода
на разходомера.
Чл. 408. Измервателните системи, използ-
вани за доставка на мляко, трябва да отговарят
на изискванията на чл. 327—371.
Чл. 409. (1) Оборудването за отстраняване
на газове трябва да отговаря на изискванията
на чл. 332 и 333 само при работни условия, т.е.
когато въздухът прониква в началото и в края
на всяко измерване.
(2) Връзките на приемащото оборудване
трябва да са херметични, така че по време на
измерването да е невъзможно проникване на
въздух преди разходомера. За доставящо обо-
рудване системата трябва да е сглобена така, че
налягането на течността в свързващите тръби,
които излизат от захранващия резервоар, вина-
ги да е положително.
Чл. 410. (1) Измервателните системи, изпол-
звани при автоцистерните, се одобряват като
тип въз основа на изготвената документация,
ако тя е в съответствие с една от стандартните
схеми, посочени в приложение № 21, и отговаря
на следните изисквания:
1. приетата стандартна схема е добавена към
маркировката на измервателната система съг-
ласно чл. 370;
2. компонентите на измервателната систе-
ма са от одобрен тип, когато това се изисква от
изискванията към разходомери за течности,
различни от вода, и техните допълнителни уст-
ройства или от този раздел.
(2) Ако цистерната има няколко секции,
изходните тръби от секциите могат да се свър-
зват към измервателната система поотделно или
чрез колектор, освен ако в съответната стан-
дартна схема няма други изисквания, при спаз-
ване изискванията на чл. 383.
(3) Когато една измервателна система е свър-
зана към няколко секции чрез колектор, тряб-
ва да има устройство, което да предотвратява
възможността за едновременно свързване на
измервателната система с повече от една сек-
ция. Това изискване не се прилага, когато из-
мервателната система включва сепаратор на
газове в съответствие с чл. 338.
(4) Ако автоцистерната има две измервател-
ни системи, които могат да се свързват според
изискванията с една или няколко определени
секции, тръбопроводите и вентилите трябва да
са така подбрани, че да се предотврати възмож-
ността за едновременно свързване на едни и същи
секции с двете измервателни системи. Съедине-
нията между секциите и измервателните систе-
ми трябва да са ясно означени, така че да не се
свързва дадена секция към измервателна систе-
ма, която не е предвидена за измерване на про-
дукта, който се намира в тази секция.
(5) Ако се изисква наличие на антизавихря-
що устройство, то може да се комбинира с вен-
тила на дъното на секцията.
(6) Тръбопроводите, вентилите и крановете
между секциите и измервателните системи тряб-
ва да са така подбрани, че да е невъзможно свър-
зването на някоя от измервателните системи към
резервоар, намиращ се извън автоцистерната.
(7) Филтърът може да се постави непосред-
ствено преди разходомера, но се допуска сепа-
раторът на газове да се вгради в него.
(8) Устройствата, които позволяват достав-
ка на продукта без преминаването му през раз-
ходомера, трябва да се пломбират.
(9) Ако измервателните системи включват
двупътни вентили, те трябва да са конструира-
ни така, че да се предотврати възможността за
едновременно свързване между трите им из-
ходни дюзи.
Чл. 411. Класовете на точност и максимал-
но допустимите грешки на измервателните сис-
теми за течности, различни от вода, се опреде-
лят съгласно приложения № 22 и 23.
Чл. 412. (1) Измервателните системи за
течности, различни от вода, се пускат на пазара
и/или в действие след одобряване на типа и пър-
воначална проверка и подлежат на последваща
проверка.
(2) На одобряване на типа подлежат:
1. измервателни системи за течни горива;
ако такива системи са конструирани за монти-
ране в централна захранваща система, удостове-