Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
(2) При последваща проверка максимално 
допустимите грешки на алкохоломери с ци­
фрова индикация за измерване на алкохолна 
концентрация в % по обем и екстракт в градус 
Плато трябва да са:
1. ± 0,2 % за алкохолна концентрация по 
обем;
2. ± 0,2 °Р за екстракт в градус Плато.“
§ 143. В чл. 526 думата „алкохоломерите“ 
се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 144. Създава се чл. 526а:
„Чл. 526а. Алкохоломерите и ареометрите 
за алкохол с цифрова индикация се пускат на 
пазара и/или в действие след одобряване на 
типа и след първоначална проверка и подле­
жат на последващи проверки.“
§ 145. В чл. 527 думите „три образеца“ се 
заменят с „два образеца“.
§ 146. Член 528 се изменя така: 
„Чл. 528. Първоначалната и последващата 
проверка се извършват най-малко в 3 точки 
от обхвата на измерване.“
§ 147. Създава се чл. 553а:
„Чл. 553а. Техническите изисквания на 
този раздел се отнасят за газоанализатори 
на отработени газове от моторни превозни 
средства от одобрен тип.“
§ 148. В чл. 557 се правят следните изме­
нения:
1. В т. 2 думите „за клас I – от 800 hPa“ 
се заменят със „за клас 0 и I – от 860 hPa“.
2. В т. 3 думите „от клас I“ се заменят с 
„от клас 0 и I“.
§ 149. В чл. 558 думите „от клас I“ се за­
менят с „от клас 0 и I“ и думите „обхватите 
на измерване“ се заменят с „минималните 
обхвати на измерване“.
§ 150. Член 560 се отменя.
§ 151. Член 561 се изменя така:
„Чл. 561. Показанията на резултатите от 
измерване на СО, СО2 и НС трябва да дости­
гат 95 % от крайните стойности за време, не 
повече от 15 s. Показанието на резултата от 
измерване на О2 трябва да достига 0,1 % от 
крайната стойност за време, не повече от 60 s.“
§ 152. Член 562 се отменя.
§ 153. Член 563 се изменя така:
„Чл. 563. (1) Газоанализаторите на отрабо­
тени газове от моторни превозни средства, 
пуснати на пазара и/или в действие по реда на 
§ 3 от преходните и заключителните разпоред­
би на Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване на съответствието на средства за 
измерване, подлежат на последващи проверки. 
(2) Газоанализаторите на отработени га­
зове от моторни превозни средства, пуснати 
на пазара и/или в действие след оценено и 
удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, 
подлежат на последващи проверки.“
§ 154. Член 564 се отменя.
§ 155. В чл. 565, ал. 1 думата „две“ се за­
меня с „три“.
§ 156. В чл. 565, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. проверка за активиране на устройство 
за отчитане на нисък поток и блокиране при 
нисък поток чрез ограничаване на притока 
на газовете, доставени на сондата;
8. проверка на кислородния сензор с газо­
ва смес без наличие на кислород (само СО 
и/или СО2 и/или HC в N2) и със сертифициран 
газ, който съдържа 20,9 % обемни О2.“
§ 157. В чл. 566, ал. 1 думите „изпитване 
и“ се заличават.
§ 158. Наименованието на раздел XXV се 
изменя така:
„Раздел XXV
Индивидуални дозиметри и дозиметрични 
системи“.
§ 159. Член 578 се изменя така:
„Чл. 578. Изискванията на този раздел се 
отнасят до активните и пасивните индивидуал­
ни дозиметри и до системите за индивидуален 
дозиметричен контрол.“
§ 160. Член 579 се изменя така:
„Чл. 579. (1) Активните индивидуални 
дозиметри са електронни дозиметри и кон­
дензаторни дозиметри с директно отчитане.
(2) Пасивните индивидуални дозиметри са 
термолуминесцентни и филмови. Пасивните 
дозиметри се използват като термолуминес­
центни или филмови дозиметрични системи, 
които включват:
1. пасивно устройство, съдържащо тер­
молуминесцентни или филмови детектори 
(дозиметър);
2. отчитащо устройство за термолуминес­
центните или филмовите детектори;
3. компютър с подходящ софтуер за упра­
вление на отчитащото устройство и оценка 
на индивидуалните дози;
4. допълнителни устройства, необходими 
за работата на системата.“
§ 161. Член 580 се отменя.
§ 162. Член 581 се изменя така:
„Чл. 581. (1) Индивидуалните електронни 
дозиметри са предназначени за измерване 
на индивидуална еквивалентна доза и/или 
мощност на индивидуалната еквивалентна 
доза от фотонно, неутронно и бета-лъчение.
(2) Индивидуалните кондензаторни до­
зиметри са предназначени за измерване на 
експозиция или погълната доза от фотонно 
лъчение.
(3) Пасивните индивидуални дозиметри са 
предназначени за измерване на индивидуална 
еквивалентна доза.“
§ 163. Член 582 се отменя.
§ 164. Член 583 се изменя така: