Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 73

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
1. проверка на обхвата на измерване;
2. проверка на линейността;
3. проверка на основната грешка;
4. проверка на показанието при претоварване;
5. проверка на флуктуациите на показанието;
6. проверка на вариацията на показанията;
7. проверка на устройствата за подаване на
алармен сигнал.
(2) Последващата проверка на уредите и
системите за контрол на радиоактивни емисии
в околната среда включва:
1. проверка на основната грешка;
2. проверка на флуктуациите на показанието;
3. проверка на устройствата за подаване на
алармен сигнал.
Чл. 652. Неопределеността на активността
на всеки еталонен радиоактивен източник, из-
ползван при проверката, не трябва да е по-голя-
ма от 5 %.
Раздел XXIХ
Електромери
Чл. 653. (1) Електромерите са средства за
измерване, предназначени за определяне на
консумираната активна и реактивна енергия в
еднофазни и трифазни (3- и 4-проводникови)
вериги чрез интегриране на активна и реактив-
на мощност по отношение на времето.
(2) В зависимост от принципа на действие
електромерите могат да бъдат индукционни или
статични.
(3) Отчитането на показанията на електро-
мера може да се извършва непосредствено или
дистанционно.
(4) Отчитането на консумираната електрое-
нергия е в киловатчасове, означени с “kWh”,
или в киловарчасове, означени с “kVArh” .
Чл. 654. (1) Електромерите трябва да са про-
ектирани и конструирани по такъв начин, че да
удовлетворяват следните изисквания:
1. при нормална употреба и в нормални ус-
ловия да гарантират лична безопасност срещу
токов удар, висока температура, безопасност
срещу пожар и защита срещу проникване на прах;
2. конструкцията да има подходяща здрави-
на, компонентите да са закрепени надеждно и
да са осигурени срещу разхлабване по време на
транспорт и нормална употреба;
3. електрическите връзки да не допускат
разпадане на веригата в условия на претоварва-
не и да свеждат до минимум риска от късо съ-
единение;
4. при работа при напрежение над 250 V да
имат клема за защитно заземление, а при нап-
режение под 250 V да е предвидена възмож-
ност за заземяване на кутията, съдържаща
метални части;
5. клемите да са групирани в един или пове-
че клемни панели с достатъчна механична здра-
вина за свързване на нееластични проводници,
да гарантират траен контакт и отворите да са с
размери, които позволяват монтирането на
проводници с размери и изолация, която съот-
ветства на измерваната максимална мощност;
6. клемите трябва да са покрити със само-
стоятелно пломбиран капак, който да обхва-
ща част от свързващите проводници и тяхна-
та изолация;
7. отчитащото устройство да показва изме-
реното количество електроенергия в единици,
десетици, стотици, хилядни, десетохилядни и
т.н., както и в десетични кратни от единицата,
които да са разграничени с десетична запетая и
оцветени в различен цвят за отчитащи устройс-
тва от барабанен тип;
8. за електромери от индукционен тип да
е обозначена посоката на въртене на диска по
посока, обратна на часовниковата стрелка
(гледано от горе), и на горната му повърхност
да има нанесен основен знак с дебелина между
1/20 и 1/30 от периметъра му;
9. загубата на мощност в напрежителните
вериги не трябва да надвишава 2 W и 8 VA за
еднофазни и 2 W и 10 VA за многофазни елек-
тромери, а в токовите вериги не трябва да пре-
вишава 5 VA;
10. при работни условия намотките и изола-
цията не трябва да се нагряват до температура,
която да влошава функционирането на елект-
ромера.
(2) Статичните електромери трябва да отго-
варят допълнително на следните изисквания:
1. отношението на минималния ток Imin и
стартовия ток на задействане Ist да e равно на 10;
2. отношението на минималния ток Itr и стар-
товия ток на задействане Ist да e равно на 20;
3. отношението на максималния ток Imax и
стартовия ток да е по-голямо или равно на 200;
4. при електромери, проектирани за използ-
ване с измервателни трансформатори, макси-
малната стойност на тока Imax трябва да бъде
поне 1,2 пъти по-голяма от обявената In.
(3) При нормални работни условия електро-
мерите и техните допълнителни устройства, ако
има такива, трябва да запазват своите диелек-
трични свойства, като се отчитат атмосферно-
то влияние и напреженията, на които се подла-
гат техните вериги. Те трябва да издържат без
повреда определените в стандартизираните
методи изпитвания за диелектрични свойства.
Чл. 655. Електромерите трябва да удовлет-
воряват изискванията за точност само в случа-
ите, когато качеството на електрическата енер-
гия отговаря на следните изисквания:
1. отклоненията на напрежението от номи-
налната му стойност да са ± 10 %;
2. отклоненията на честотата от номинална-
та є стойност да са ± 5 %;
3. факторът на мощността трябва да е в гра-
ниците от 0,5 индуктивен до 0,8 капацитивен.
Чл. 656. Производителят трябва да опреде-
ли стойностите на: