Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 93

БРОЙ  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
1. данните във формулярите се попълват 
след всяко право и обратно нивелиране на 
нивелачното разстояние;
2. въведените в електронна таблица данни 
се проверяват независимо от две отделни лица 
от екипа на изпълнителя;
3. след попълване и изчисляване форму-
лярите се представят във формата на елек-
тронната таблица или друг файлов формат за 
обмен на документи и се прави разпечатка.
(2) Във формуляра „Стойности на преви-
шенията“ се вписват номерата и съответните 
кодове за типа на нивелачните репери, стой-
ностите на двукратно измерените превишения, 
средните от тях, разстояния, разлики между 
правото и обратно измерване.
(3) Във формуляра „Нивелиране в две 
посоки“ се вписват номерата на реперите, 
определящи нивелачните разстояния, и данни 
за нивелиране в права и обратна посока: дата 
и част от деня (предобед, следобед), брой на 
станциите.
Раздел II
Канцеларска обработка
Чл. 89. Основните етапи при обработката 
на измерванията включват:
1. изчисляване на измерените превишения 
в нивелачните карнети от нивелирането в 
прав и обратен ход;
2. изчисляване на поправките за лата и 
за вертикалната рефракция в приземния 
въздушен слой;
3. предварителна оценка на точността на 
преките измервания от нивелацията;
4. обработка на гравиметричните измер-
вания;
5. обработка на извършените ГНСС из-
мервания;
6. изчисляване на нормалните височини 
чрез съответните им геопотенциални числа 
в нулева приливна система;
7. изчисляване на нормалните височини 
чрез съответните им нормални превишения 
в нулева приливна система.
Чл. 90. Към непосредствено измерените 
превишения между реперите в една ниве-
лачна линия се нанасят (прибавят) следните 
поправки:
1. за лата;
2. за вертикалната рефракция в приземния 
въздушен слой.
Чл. 91. (1) Поправките за лата се нанасят 
върху измерените нивелачни превишения и 
включват:
1. поправка δ1 за разликата между номи-
налната стойност на един линеен метър и 
средната стойност на латовия метър за ком-
плекта лати;
2. поправка δ2 за разликата в температурите 
при компариране на латите и при извършване 
на нивелацията.
(2) Поправките δ1 и δ2 се изчисляват за 
всяка станция.
Чл. 92. Поправката δ1 се изчислява по 
формулата:
ߜଵൌ൫ܮлм
ср െͳͲͲͲǤͲ൯ο݄ , [mm],
където ܮлм
ср ൌሺܮлм
л˃˕˃ଵ൅ܮлм
л˃˕˃ଶሻ/2   е средната дъл-
жина на латовия метър в [mm], получена при 
компариране на двете лати, а Δh е измереното 
превишение в [m].
Чл. 93. Поправката δ2 се изчислява по 
формулата:
ߜଶൌሺݐср െܶетሻ݇ο݄, [m],
като tср е средната стойност на температу-
рата на въздуха за станцията в [°C]; Тет е стан-
дартната температура, при която е извършена 
проверката (компарирането) на латите, в [°C], 
а k е средният коефициент на температурно 
разширение на инвара за двойката лати.
Чл. 94. (1) Поправката за вертикална 
рефракция Rc се изчислява и нанася към из-
мерените превишения Δh във всяка станция 
съгласно приложение № 20, като се използват 
температурните измервания, извършени по 
реда на чл. 77.
(2) Поправката за рефракция Rc се изчис-
лява по формулата:
ܴܿൌെܴ݅
ሺ2ܵ′ሻ2
ሺܤെܨሻ2
ݐ2െݐ1
ሺݖ2
ܿെݖ1
ܿሻቄ
1
ܿ൅1 ሺܤܿ൅1 െܨܿ൅1ሻെቂ
ሺܤെܨሻ
2
൅ܨቃ
ܿ
ሺܤെܨሻቅ, [m],
където c е коефициентът на рефракция.
(3) За извеждането на коефициента на ре-
фракция c се използват измерените на 3 (три) 
нива температури ti (i = 1, 2, 3) по чл. 77, ал. 3 
по формулата:
ܿൌ݈݊ቀ
௧యି௧మ
௧మି௧భቁ݈݊ቀ
௭మ
௭భቁ
ൗ
 .
(4) Коефициент на рефракция не се извежда 
от стойности на температурата, получени при 
температурна инверсия (т.е. при t1 < t2 < t3).
(5) При директното изчисление на поправ-
ката за рефракция Rc се използва модел за 
коефициента на рефракция c, изчислен по 
ал. 3 при предходни измервания, който ди-
ректно се замества във формулата по ал. 2. За 
всички останали величини (с изключение на 
промяната на рефракционния индекс iR) се 
използват стойностите, получени при теку-
щите нивелачни измервания, включително 
измерените по чл. 77, ал. 3 температури на 
2 (две) нива.
Чл. 95. (1) Измерените превишения се ко-
ригират в карнета съгласно приложение № 21 
с поправките по чл. 91 и 94 по формулата:
hкор.
 = h+1+2+ Rc .
(2) Коригираните превишения се сумират 
и се вписват във формуляра „Стойности на 
превишенията“.
Чл. 96. (1) За предварителна оценка на 
точността на преките измервания за една 
нивелачна линия се изчисляват: