Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 132

СТР.  132	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  10
Таблица 1. Изисквания за точността на 
инструмента в зависимост от класа на ниве-
лацията и ширината на препятствието
Ширина на препят-
ствието [m]
Директна точност на ин-
струмента за
нивелация  
I клас
нивелация 
II клас
100 - 300
0.5ꞌꞌ
1.0ꞌꞌ
300 - 600
0.5ꞌꞌ
0.5ꞌꞌ
600 - 1000
0.1ꞌꞌ
0.5ꞌꞌ
1000 - 1500
0.1ꞌꞌ
0.5ꞌꞌ
1500 - 2000
0.1ꞌꞌ
0.1ꞌꞌ
Инструментите трябва да имат валиден 
сертификат за еталониране, издаден от ото-
ризиран сервиз с приложени резултати от 
еталонирането.
Сигналната конфигурация (сигнал) (фиг. 1 
ляво) се състои от вертикална рамка (коло-
на), завършваща в долния си край с носеща 
плочка, и две марки. 
Колоната се изработва от метал с дължина 
поне 0,80 m. Тя трябва да позволява както 
преместване (приплъзване) на марките наго-
ре и надолу, така и здравото им фиксиране, 
както и монтирането на носещата плочка. 
Носещата плочка (фиг. 1 дясно долу) е с дебе-
лината и ширината от 2 cm (или по-големи), 
а дължината є трябва да е с поне 4 cm по-
голяма от дължината на напречното сечение 
на колоната. В средата си, плочката трябва да 
има стандартен отвор (5/8 – 11 инча) за адап-
тор, чрез която се осигурява възможност за 
монтирането на сигнала към триножна глава 
за поставянето му на тринога или стълб за 
принудително центриране. В единия преден 
край на носещата плочка се стабилизира (ос-
тавя) малка пъпка (репер), която да спомага 
за по-прецизно определяне на разстоянието 
между двете марки и за определяне на висо-
чината на сигнала спрямо наземния репер. 
Марките се изработват от ламаринена планка 
или здрава пластмаса. Всяка марка се състои 
от черен правоъгълник с размери 15х30 cm и 
бял равнобедрен триъгълник с размери 13х25 
cm. Всеки връх на триъгълника трябва да е 
разположен на около 1 cm навътре от ръбо-
вете на черния правоъгълник, за да може да 
се осигури добър контраст при визиране към 
марката и да се предотврати неволна повреда 
на визираната част. Марките се прикрепват 
към колоната така, че положението им да 
съответства на фигура 1. След монтирането 
на двете марки върху колоната, върховете на 
двата бели триъгълника трябва да са отдале-
чени на разстояние минимум 0.60 m и мак-
симум 1.00 m. Фиксирането на марките към 
колоната трябва да е здраво и да не позволява 
преместването им по време на измерванията.
Фигура 1. Сигнална конфигурация за преми-
наване през широки водни препятствия
Всеки сигнал трябва да се идентифицира 
еднозначно, за да се избегне объркване кои 
сигнали са използвани и в кой момент от коя 
страна на препятствието са били поставени. 
За целта може да се използва уникален номер, 
буква или комбинации от тях, или да се добави 
цвят. Добре е уникалната идентификация да 
може да се види през зрителната тръба при 
измерване към съответния сигнал.
Инструкции за измерване на разстоянието 
между двете марки на сигнала с дигитален 
нивелир и баркодова лата
След монтиране на марките върху колоната 
и фиксирането им, взаимното разположение 
на мерките, т.е. разстоянието между двата 
върха на белите им триъгълници, се измерва 
с точност 0.1 mm. Това разстояние при двата 
сигнала може да е различно. Измерването на 
разстоянието се извършва непосредствено пре-
ди и след основните измервания през широкото 
препятствие с цел да се потвърди, че марките 
не са променили взаимното си положение.
Използва се къса баркодова лата. Тя се 
поставя върху пъпката на основата на сигна-
ла и се фиксира във вертикално положение 
с помощта на съответния вид стойка или се 
укрепва по подходящ начин така, че по време 
на измерване латата да не променя положени-
ето си. Самият сигнал се монтира на тринога 
с несгъваеми крака или се монтира на стълб 
за принудително центриране и колоната му 
се хоризонтира/отвесира прецизно с либелата 
на триножната глава. Височината му трябва 
да е удобна за визиране и на двете марки.
При липса на къса лата, се използва стан-
дартната 3-метрова баркодова лата. В този 
случай тя се поставя възможно най-близо (на 
разстояние не повече от 1 m) до сигнала и 
перпендикулярно на планираната посока на 
визирната линия. Поставя се върху подложка 
(клин) и се фиксира във вертикално положе-
ние с помощта на съответния вид стойка, за 
да не променя положението си по време на 
измерване.
Нивелирът се поставя приблизително на 5 
m от латата и сигнала. Ако се използва 3-ме-
тровата лата, разстоянията между инструмента 
и латата и инструмента и сигнала трябва да 
са приблизително равни.