Държавен вестник, бр. 66, 2010 г., стр. 35

БРОЙ  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
1
2
2.2.8. Климатична инсталация 
(централна или локална за всяка 
стая)
2.2.9. Хладилник за съхранение 
на специфични лекарства или 
био­продукти
1
2.2.10. Апаратура за рехабилита­
ция
1
2.2.11. Термостат за съхраняване 
на хемокултури
1
2.2.12. Следоперативното детско 
отделение (административно 
може да принадлежи към отде­
лението по детска кардиология) 
трябва да е разчетено за 5 – 6 
легла за 125 операции годишно.
Стаите да са оборудвани с всич­
ки необходими условия за дено­
нощно пребиваване на член от 
семейството.
Да има разкрити спомагател­
ни помещения, като занималня 
(учебна зала), зала за игра и др.
2.2.13. Помещение, подходящо за 
разкриване на детска кухня
2.3. Операционен блок –  задъл­
жителна апаратура
2.3.1. Операционна маса –  да от­
говаря на специфичните
условия на сърдечната хирургия 
за деца и възрастни
2 (по 1 в 
зала)
2.3.2. Машина за ЕКК (екстра­
корпорално кръвообращение)
3 (по 1 в 
зала и една 
резерва)
2.3.3. Интрааортна балонна пом­
па
2 (по една 
в зала)
2.3.4. Анестезиологичен апарат с 
монитор и блок за отвеждане на 
медицински и дихателни газо­
ве – да отговаря на изискванията 
на медицинския стандарт „Анес­
тезия и интензивно лечение“, 
както и на специфичните условия 
на сърдечната хирургия за деца и 
възрастни
3 (по 1 в 
зала и една 
резерва)
2.3.5. Монитор за следене на хе­
модинамичните показатели – да 
отговаря на специфичните усло­
вия на сърдечната хирургия за 
деца и възрастни
2 (по 1 в 
зала)
2.3.6. Дефибрилатор (вътрешен и 
външен)
2 (по 1 в 
зала)
2.3.7. Електронож
2 (по 1 в 
зала)
2.3.8. Стернотом
2 (по 1 в 
зала)
2.3.9. Вакуум помпа
2 (по 1 в 
зала)
1
2
2.3.10. Система за автохемотранс­
фузия
1
2.3.11. Безсянкова хирургична 
лампа с минимум 2 тела (основ­
но и допълнително), максимален 
интензитет на светлината
160 000 Lux и възможност за 
монтиране на камера
2 (по 1 в 
зала)
2.3.12. Стандартен електрически 
източник за захранване на апа­
ратура
30 броя 
(във всяка 
зала)
2.3.13. Хладилник за съхранение 
на биологични материали
1
2.3.14. Хладилник за съхранение 
на разтвори и медикаменти
1
2.3.15. Анестезиологичен шкаф
2 (по 1 в 
зала)
2.3.16. Автоклав за спешна стери­
лизация
1
2.3.17. Контрапулсатор
2
2.3.18. Набори от инструменти за 
специфичните условия на сърдеч­
на хирургия (възрастни и деца)
5
2.3.19. Апарат за хемостазеология 
(АСТ)
1
2.3.20. Климатична инсталация и 
аспирационна система с изводи 
над операционната маса във вся­
ка зала
1
2.3.21. Апарат за временна 
кардио­стимулация
2 (по 1 в 
зала)
2.4. Интензивно лечение – задължителна апа­
ратура
2.4.1. Апарат за механична вен­
тилация или респиратор –  да от­
говаря на специфичните условия 
на сърдечната хирургия за деца и 
възрастни
8
2.4.2. Монитори – да отговарят 
на изискванията на специфични­
те условия на сърдечната хирур­
гия за деца и възрастни
8
2.4.3. Реанимационни легла – да 
отговарят на изискванията на 
специфичните условия на сър­
дечната хирургия за деца и въз­
растни
8
2.4.4. Инфузионни помпи (перфу­
зори)
минимум 
5 броя за 
всяко легло
2.4.5. Стойка за мерене на цен­
трално венозно налягане
8
2.4.6. Система за медицински га­
зове с дюзи за кислород, въздух 
под налягане и вакуум при всяко 
легло
8
2.4.7. Система за вакуум, колба 
за аспирация и дренажи
8