Държавен вестник, бр. 28, 2004 г., стр. 116

С Т Р .  116
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  28
—Системи с регулиране на дебита и измерване на
дебита (фиг. 11 и 12)
При тези системи пробата се взима от основния по-
ток отработили газове чрез регулиране на дебита на
разреждащия въздух и на цялостния дебит на разреде-
ните газове. Степента на разреждане се определя въз
основа на разликата на двата дебита. Разходомерите
трябва да са прецизно калибрирани един спрямо друг,
защото относителната големина на двата дебита при
по-големи съотношения на разреждане може да доведе
до значителни грешки (фиг. 9 ). Регулирането на дебита
е директно, като дебитът на разредените отработили
газове се поддържа константен, а дебитът на разрежда-
щия въздух се променя при необходимост.
За да се установят напълно предимствата на систе-
мите за разреждане на част от потока, трябва да се обърне
особено внимание на избягването на загуби на частици
в преходната тръба, на гаранцията, че взетата проба-
представител е от отработилите газове на двигателя, и
определянето на степента на разделяне.
При описаните системи тези критични точки се взи-
мат под внимание.
Въздух
Отработили
газове
Виж фиг. 14
 
Oтвеждане
Към системата за
взимане на проби
от частици
 
 
Фиг. 4. Система за разреждане на част от потока с
изокинетична сонда и взимане на частична проба
(SB-управление)
С помощта на изокинетичната сонда за взимане на
проби ISP от изпускателната тръба ЕР през свързващия
тръбопровод ТТ се подвеждат неразредени газове към
тунела за разреждане DT. Разликата в налягането на от-
работилите газове между изпускателната тръба и входа
на сондата се измерва с преобразувателя на разлика в
налягането DPT. Този сигнал се подава на дебитния регу-
латор FC1, който управлява всмукващия вентилатор SB
така, че на входа на сондата се поддържа разлика в наля-
гането, равна на нула. При тези условия скоростите на
отработилите газове в EP и ISP са равни, а дебитът през
ISP и ТТ е константна и е много малка част от дебита на
отработилите газове. Степента на разделяне се определя
от площта на напречните сеченията EP и ISP. Дебитът на
разреждащия въздух се измерва с разходомера FM1. Сте-
пента на разреждане се пресмята на базата на дебита на
разреждащия въздух и степента на разделяне.
Въздух
Отработили
газове
Виж фиг. 14
 
Oтвеждане
Към системата за
взимане на проби
от частици
 
 
Фиг. 5. Система за разреждане на част от потока с изо-
кинетична сонда и взимане на частична проба
(РB-управление)
С помощта на изокинетичната сонда за взимане на
проби ISP от изпускателната тръба ЕР през свързващия
тръбопровод ТТ се подвеждат неразредени газове към
тунела за разреждане DT. Разликата в налягането на от-
работилите газове между изпускателната тръба и входа
на сондата се измерва с преобразувателя за разлика в
налягането DPT. Този сигнал се предава на дебитния ре-
гулатор FC1, който управлява всмукващия вентилатор SB
така, че на входа на сондата се поддържа разлика в наля-
гането, равно на нула. При това се отнема малка част от
разреждащия въздух, чийто дебит вече е бил измерен с
разходомера FM1 и с помощта на пневматична бленда се
подвежда в ТТ. При тези условия скоростите на отрабо-
тилите газове в EP и ISP съвпадат, а дебитът през ISP и ТТ
е константна и е много малка част от потока отработили
газове. Степента на разделяне се определя от площта на
сеченията EP и ISP. Разреждащият въздух се засмуква от
всмукващия вентилатор SB през DT и дебитът се измерва
посредством FM1 на мястото на всмукването към DT.
Степента на разреждане се пресмята на базата на дебита
на разреждащия въздух и степента на разделяне.
Въздух
Oтвеждане
Виж фиг. 14
 
Към системата за
взимане на проби
от частици
 
 
Отработили
газове
По избор
към РВ
или SB
Фиг. 6. Система за разреждане на част от потока с из-
мерване на концентрацията на СО2 или NOX и взимане
на частична проба
Неразредени отработили газове се подвеждат от из-
пускателната тръба ЕР през сондата за взимане на проби
SP и свързващия тръбопровод ТТ към тунела за разреж-
дане DT. Концентрациите на следените газове (СО2 или
NOX) се измерват с анализатора(ите) за отработили га-
зове EGA в неразредени и разредени отработили газове,
както и в разреждащия въздух. Тези сигнали са предават
на дебитния регулатор FC2, който регулира или нагнетя-
ващия вентилатор—РВ, или всмукателния вентилатор—
SB, така, че в DT се поддържа желаното разделяне и
разреждане на отработилите газове. Степента на раз-
реждане се пресмята на базата на концентрациите на
следените газове в неразредени отработили газове, в
разредени отработили газове и в разреждащия въздух.
Въздух
Отработили
газове
По избор
към Р
За подробности
виж Фиг. 15
По избор от Fc2
Фиг. 7. Система за разреждане на част от потока с из-
мерване на концентрацията на СО2, въглероден баланс
и взимане на цялостна проба