Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
6. Максималната допустима стойност на сред-
ноквадратичното отклонение на везна клас Х(х) е
произведението на коефициента (х) със съответ-
ната стойност от таблица 2.
Таблица 2
Максимално
допустимо сред-
Нетна маса (m)
ноквадратично
отклонение
за клас Х(1)
m І 50 g
0,48 %
50 g < m І 100 g
0,24 g
100 g < m І 200 g
0,24 %
200 g < m І 300 g
0,48 g
300 g < m І 500 g
0,16 %
500 g < m І 1000 g
0,8 g
1000 g < m І 10 000 g
0,08 %
10 000 g < m І 15 000 g
8 g
15 000 g < m
0,053 %
(x) трябва да е по-малко от 1 за класове XI и XII
(x) трябва да е не по-голямо от 1 за клас XIII
(x) трябва да е по-голямо от 1 за клас XIV
 7. Стойността на проверочното скално деле-
ние при едноинтервални везни трябва да отговаря
на посочената в таблица 3.
Таблица 3
Брой на прове-
рочните скални
Клас на
Проверочно
деления n = Max/e
  точност
скално де-
мини-
макси-
ление
мална
мална
стой-
стой-
ност
ност
XI
Y(I)
0,001 g І e
50 000
-
XII Y(II)
0,001 g І e І 0,05 g 100
100 000
0,1 g І e
5000
100 000
XIII Y(а)
0,1 g І e І 2 g
100
10 000
5 g І e
500
10 000
XIV Y(b)
5 g І e
100
1000
8. Стойността на проверочното скално деление
при многоинтервални везни трябва да отговаря на
посочената в таблица 4.
Таблица 4
Брой на проверочните
скални деления
   Клас на
Проверочно  n = Max/e
   точност
скално де-
мини-
макси-
ление
мална
мална
стой-
стой-
ност(1)
ност
n = Maxi/e(i+1) n = Maxi/ei
XI
Y(I)
0,001 g І ei
50 000
-
XII Y(II)
0,001 g І ei
І 0,05 g
5000
100 000
0,1 g І ei
5000
100 000
XIII Y(а)
0,1 g І ei
500
10 000
XIV Y(b)
5 g І ei
50
1000
където:
i = 1,2,...r
i = частичен обхват на измерване
r = общ брой на частичните обхвати
(1) За i = r се прилага съответната колона на табли-
ца 3, като е се замества от еr.
9. При задаване на измервателния обхват за
везни клас Y производителят трябва да вземе пред-
вид, че минималният товар не може да бъде по-
малък от:
за клас Y(I)
100 е
за клас Y(II)
20 е за 0,001 g І e І 0,05 g
и 50 е за 0,1 g І e
за клас Y(а)
20 е
за клас Y(b)
10 е
за везни за сортиране,
например пощенски
везни и везни за боклук
5 е
9. При работа в динамичен режим:
9.1. Устройството за работа в динамичен ре-
жим трябва да работи в обхвата на измерване, за-
даден от производителя.
9.2. Всяко устройство за работа в динамичен
режим, което компенсира влиянието от движени-
ето на товара, не трябва да работи извън зададения
обхват на измерване и трябва да е защитено.
10. Максималните допустими грешки, дължа-
щи се на влияещите фактори, са:
10.1. За везни от категория Х:
а) при автоматичен режим на измерване: както
е зададено в таблици 1 и 2;
б) при статичен режим на измерване: както е
зададено в таблица 1.
10.2. За везни от категория Y:
а) за всеки товар при автоматичен режим на
измерване: както е зададено в таблица 1;
б) за статичен режим на измерване: както са
зададени за категория Х в таблица 1.
10.3. Критичната стойност на изменение, дъл-
жаща се на смущение, трябва да бъде едно прове-
рочно скално деление.
10.4. Минималният температурен обхват  е 5 °С
за клас XI и Y(I) и 15 °С за клас XII и Y(II).
III. Специфични изисквания към автоматич-
ни гравиметрични дозатори
1. Класове на точност.
1.1. Производителят трябва да зададе изходния
клас на точност Ref(х) и работния клас (класове)
Х(х) на точност.
1.2. Типът на един дозатор е обозначен с един
изходен клас на точност Ref(x), съответстващ на
възможно най-добрата точност на дозатор от този
тип. След инсталирането отделните дозатори се
обозначават с един или повече работни класове на
точност Х(х) в зависимост от отделните продукти,
които ще се измерват. Коефициентът за обознача-
ване на класа (х) трябва да бъде по-малък или равен
на 2 и от реда 1 х 10k, 2 х 10k или 5 х10k, където k е
цяло отрицателно число или нула.
1.3. Изходният клас на точност Ref(x) е при-
ложим при работа в статичен режим на измерва-
не на маса.
1.4. За работния клас на точност Х(х) Х е режи-
мът, съответстващ на точността на натоварваща-
та теглилка, а (х) е множител, с който се умножа-
ват границите на грешката, зададена за клас Х(1)
в  таблица 5.
2. Максималната допустима грешка в зависи-
мост от режима на измерване трябва да бъде:
2.1. При статично натоварване и номинални
условия на работа максималната допустима греш-
ка за изходния клас на точност Ref(x) трябва да
бъде 0,312 от максималното допустимо откло-