Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 90

С Т Р .  90
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
Чл. 831. За срока на валидност на удостовере-
нието за одобрен тип заявителят можe да поиска
вписване в удостоверението за одобрен тип на
изменения в данните по чл. 817, ал. 2, т. 2 при
представяне на препис от съдебното решение за
вписване на новите обстоятелства в Търговския
регистър или на копие от акта за промяна.
Раздел III
Ред за водене на регистъра на одобрените за из-
ползване типове средства за измерване
Чл. 832. В 7-дневен срок от издаване на удос-
товерението за одобрен тип, на допълнението
към удостоверение за одобрен тип или на удос-
товерението за признаване на одобрен тип сред-
ство за измерване ГД “МИУ” вписва типа или
модификацията, или допълнението на типа сред-
ство за измерване в регистъра на одобрените за
използване типове средства за измерване.
Чл. 833. На вписване в регистъра на одобре-
ните за използване типове средства за измерва-
не подлежат одобрените типове средства за
измерване, компоненти, спомагателно оборуд-
ване и допълнителни устройства към тях, как-
то и типове средства за измерване, чието одоб-
ряване е отменено.
Чл. 834. В регистъра на одобрените за из-
ползване типове средства за измерване се впис-
ват данните от удостоверението за одобрен тип
по чл. 817, ал. 2, от допълнението към удосто-
верението за одобрен тип по чл. 818, ал. 2 и от
удостоверението за признаване на одобрен тип
средство за измерване по чл. 827.
Раздел IV
Ред за извършване на първоначална проверка
на средства за измерване
Чл. 835. (1) Първоначалната проверка на
средствата за измерване е изследване за пот-
върждаване на съответствието им с одобрения
тип, когато средствата за измерване подлежат
на одобряване на типа, или с техническите и
метрологичните изисквания към тях, когато
средствата за измерване не подлежат на одоб-
ряване на типа.
(2) Първоначалната проверка на средствата
за измерване включва:
1. проверка за наличие на означения, табели
и знаци от контрол;
2. проверка за съответствие с техническите
изисквания и тяхното влияние върху метроло-
гичните характеристики на средството за из-
мерване при нормални условия на употреба;
3. изследване на метрологичните характе-
ристики и максимално допустимите грешки на
средството за измерване.
Чл. 836. (1) Първоначалната проверка може
да се извършва на един или на повече етапи.
(2) Първоначалната проверка се извършва на
един етап за средствата за измерване, които кон-
структивно представляват единно цяло и могат
да бъдат пренесени до мястото на монтаж и/или
употреба без предварително разглобяване.
(3) Първоначалната проверка се извършва на
два или повече етапа за средствата за измерване,
чието правилно функциониране зависи от усло-
вията, при които се монтират и/или използват.
(4) Първият етап от първоначалната провер-
ка трябва да гарантира, че средството за измер-
ване съответства на одобрения тип, или когато
не подлежи на одобряване на типа—на техни-
ческите и метрологичните изисквания към сред-
ството за измерване.
(5) На втория етап се извършва проверка на
характеристиките на средството за измерване,
които се влияят от начина на монтиране и на
условията на използване на средството за из-
мерване след монтаж.
Чл. 837. (1) Когато проверката на средство-
то за измерване е едноетапна и мястото за из-
вършването є не е определено в наредбата, тя
се провежда на място, избрано от лицето, което
проверява средството за измерване.
(2) Когато проверката на средство за измер-
ване се извършва на няколко етапа, всеки един
от тях може да се извърши от различни лица и
на различни места.
(3) В случаите по ал. 2 последният етап се
извършва на мястото на монтаж на средството
за измерване, а всеки от предходните етапи се
извършва на място, избрано от лицето, освен
ако в глава трета е уредено друго.
Чл. 838. (1) Първоначалната проверка на
средства за измерване се извършва по методи-
те, определени в глава втора. Лабораториите на
ГД “МИУ” прилагат методики за проверка, ут-
върдени от председателя на ДАМТН или от
определено от него длъжностно лице и публи-
кувани в официалния бюлетин на ДАМТН.
(2) При първоначалната проверка по чл. 42,
ал. 1 ЗИ на извадка от партида средства за из-
мерване се прилагат и статистическите ме-
тоди, посочени в българските стандарти.
Чл. 839. (1) Заявлението за първоначална
проверка се подава в регионалните отдели на ГД
“МИУ” или пред лицата, оправомощени от пред-
седателя на ДАМТН за извършване на първона-
чална проверка на средствата за измерване.
(2) В заявлението за първоначална провер-
ка на средствата за измерване се посочват:
1. името, адресът, телефонът и факсът на
заявителя;
2. наименованието и типът на средствата за
измерване;
3. броят и идентификационните номера на
средствата за измерване;
4. основните метрологични характеристики
на средството за измерване: обхват на измерва-
не, клас на точност или допустимата грешка,
разделителна способност и др., ако средството
за измерване се пуска на пазара и/или в дейст-
вие без одобряване на типа;
5. номерът от регистъра на одобрените ти-
пове средства за измерване, ако средството за
измерване подлежи на одобряване на типа и е
от одобрен тип;
6. мястото на монтаж на средствата за измер-
ване, когато типът им е ограничено одобрен при
условие за уведомяване за мястото им на монтаж
или когато тази наредба изисква първоначална-
та проверка да се извърши на мястото на монтаж.