Държавен вестник, бр. 38, 2013 г., стр. 9

БРОЙ  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
(5) В операторното помещение се монти­
ра авариен стопбутон, така че всяко лице, 
намиращо се в него, незабавно да задейства 
звуковата сигнализация. 
(6) На входа на операторното помещение се 
поставят ясни видими предупредителни знаци 
за радиационна опасност и предупредителни 
надписи: „Внимание! Радиация!“, направени 
от устойчив материал.
Чл. 22. (1) Радиографичните/радиоскопич­
ните кабини трябва да отговарят на следните 
изисквания:
1. при максимална стойност на работните 
параметри уредбата не създава мощност на 
дозата над 1 µSv/h във всяка точка от нейната 
достъпна повърхност;
2. да е оборудвана със система за блокировка 
на вратата на кабината, която да осигури не­
възможност за пролъчване и за прекъсване на 
рентгеновия контрол при отваряне на вратата;
3. да е оборудвана със сигнална система 
за предупреждение;
4. да е обозначена с предупредителни 
надписи и знаци за радиационна опасност, 
включително табелка с техническите пара­
метри на уредбата. 
(2) Радиографичните/радиоскопичните ка­
бини се обособяват като контролирана зона. 
Чл. 23. (1) В операторното помещение и 
в кабината за пролъчване може да има само 
такова оборудване и такива вещи и материали, 
без които е невъзможна разрешената дейност.
(2) В операторното помещение и в кабините 
за пролъчване не се допуска извършване на 
дейности, за които те не са предназначени и 
които не са посочени в съответната лицензия, 
издадена от председателя на АЯР.
Чл. 24. Провеждането на радиационна 
дефектоскопия при стационарни условия се 
извършва при спазване на следните правила:
1. преди започване на работа дефектоскопи­
стът проверява изправността на радиационните 
дефектоскопи, спомагателното оборудване и 
принадлежности и средствата за измерване;
2. преди започване на пролъчването дефек­
тоскопистът се убеждава, че в операторното 
помещение или в кабината за пролъчване 
няма хора;
3. дефектоскопистът започва пролъчване 
само когато вратата към операторното поме­
щение или вратата към кабината е затворена 
и всички блокировки, сигнализации и систе­
ми за безопасност и контрол функционират 
нормално;
4. по време на пролъчването дефектоско­
пистът се намира при командния пулт;
5. в операторното помещение дефекто­
скопът се разполага по възможност така, че 
директният сноп лъчение да е насочен надолу 
към пода;
6. радиационните дефектоскопи се експло­
атират само в режими, определени в техни­
ческата документация на апаратите;
7. след приключване на работата се оси­
гурява физическа защита на помещенията с 
радиационни дефектоскопи.
Чл. 25. Когато операторното помещение 
се използва по начин, който не е предвиден в 
проектната документация, и се налага врата 
към операторната да бъде отворена по време 
на пролъчването, трябва да се изпълняват 
процедурите за извършване на радиационна 
дефектоскопия на временни площадки.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
РАДИАЦИОННА ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА 
ВРЕМЕННИ ПЛОЩАДКИ
Чл. 26. (1) При невъзможност радиационна 
дефектоскопия да се извършва при стацио­
нарни условия тази дейност се извършва на 
временни площадки в производствени по­
мещения, на открити площадки в населено 
място или при полеви условия с преносими 
или мобилни радиационни дефектоскопи.
(2) Лицензиантът извършва радиационна 
дефектоскопия на временни площадки, ако 
тази дейност е включена в условията на ли­
цензията.
Чл. 27. (1) Преди извършване на радиаци­
онна дефектоскопия на временна площадка 
лицензиантът определя специфичните условия 
и извършва оценка на работната среда на 
площадката.
(2) Лицензиантът изготвя схема за кон­
кретната площадка, включваща размерите 
на контролираната зона, ограждения и раз­
положение на дефектоскопската апаратура.
(3) Препоръчва се радиационната дефек­
тоскопия в производствени помещения да се 
извършва в неработно време.
Чл. 28. Радиационна дефектоскопия в поме­
щения на възложител и на открити площадки 
в населени места се извършва въз основа на 
договор, в който са уредени взаимоотноше­
нията между възложителя и лицензианта, и 
на писмен документ, в който възложителят 
трябва: 
1. да осигури достатъчно време на лицензи­
анта за безопасно извършване на дейността и 
да определи интервала от време за пролъчване;
2. да координира дейността с другите дей­
ности на площадката;
3. да осигури безопасни работни условия 
за работа на дефектоскопистите; 
4. да определи лице, което да отговаря за 
контрола на достъпа и физическата защита 
на контролираната зона.
Чл. 29. (1) При извършване на радиаци­
онна дефектоскопия на временни площадки 
се обособява контролирана зона, където се 
осъществяват защитни мероприятия и мони­
торинг. Обособяването на контролирана зона 
има за цел да се контролира облъчването на 
персонала и населението при извършването на 
дейността и да се предотврати или ограничи 
рискът от облъчване.