Държавен вестник, бр. 86, 2017 г., стр. 105

БРОЙ  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  105  
3.16.3. Мивките трябва да функционират по 
системата на свободни ръце. 
3.16.4. Препоръчително е във всяко помещение 
да бъдат разположени диспенсери за индивидуал-
ни предпазни средства – протективни ръкавици, 
протективна шапка, медицинска маска, протек-
тивни очила, протективна престилка.
3.17. Изисквания към аварийното електро-
захранване:
3.17.1. В спешното отделение се осигурява 
аварийно електрозахранване на всички изводи 
за високо напрежение на сервизните панели, 
аварийно осветление в клинико-терапевтичните 
зони, аварийно захранване на компютърните 
терминали и аварийно захранване на системите 
за комуникация.
3.18. Изисквания към оформяне на стенните 
повърхности:
3.18.1. Всички стенни повърхности в СО в 
точките с вероятност от контакт с мобилна апа-
ратура и медицинско оборудване трябва да бъдат 
защитени с подходящи буферни съоръжения. 
3.19. Изисквания към настилките:
3.19.1. Настилките в СО трябва да отговарят на 
следните общи изисквания: да са непропускливи 
за вода и телесни течности/секрети, повърхността 
им да предпазва от подхлъзване, да са с повишена 
издръжливост и товаропоносимост, да са лесни 
за почистване, да имат свойства, пречещи на 
свободната звукова трансмисия, да имат свойства 
за шок-абсорбция с цел оптимален комфорт на 
персонала при едновременно улеснен транспорт 
на апаратурата и екипировката.
3.20. Изисквания към часовниковата система:
3.20.1. В Зона 1 и Зона 2 трябва да бъдат 
разположени часовници на видни места, за 
препоръчване обединени в централизирана син-
хронизирана часовникова система.
4. Изисквания към клинико-терапевтичните 
зони на СО:
4.1. Постът в клинико-терапевтичните зони 
на СО се дефинира като специализирано мяс-
то за настаняване, диагностика и терапия на 
спешни пациенти със следните задължителни 
компоненти на медицинско оборудване и апара-
тура: сервизен панел; допълнителен светлинен 
източник за улеснен преглед, сфигмоманометър 
(за предпочитане за стенен монтаж), портативен 
офталмоскоп/отоскоп (препоръчително за стенен 
монтаж), стелажна система за консумативи и 
материали, пациентна повиквателна система и 
система за самоотбрана (паникбутон), пособия и 
оборудване за събиране на болничен отпадък, вкл. 
на режещи инструменти и пособия, пациентна 
степенка, пациентен тролей/носилка/количка/
кушетка/процедурна маса или специализирана 
маса/стол, пособия за поддръжка на ръчна хи-
гиена и дезинфекция, пособия/диспенсери за 
индивидуални предпазни средства, медицински 
физиологичен монитор.
4.2. Всяко СО поддържа изправен и зареден 
педиатричен тролей/носилка/количка за ресус-
цитация тип Broselow. За нуждите на всяко СО 
лечебното заведение поддържа портативен под-
вижен ултразвуков апарат с цел извършване на 
ехографски изследвания при спешни пациенти.
4.3. Всяко СО поддържа и осигурява на видно 
място разписани алгоритми за поведение при най-
често срещаните критични спешни състояния.
4.4. Изисквания към зала за ресусцитация 
(шокова зала):
4.4.1. Предназначението на залата – място за 
ресусцитация и лечение на критични спешни 
пациенти. 
4.4.2. Минималната площ, предназначена за 
един или два поста в залата, е не по-малко от 
25 m2, без да се включва сервизната площ на 
зоната. 
4.4.3. Площта на залата трябва да осигурява 
безпроблемен достъп от всички страни до паци-
ента и място за разполагане на задължителната 
екипировка и апаратура.
4.4.4. Достъпът до зоната за ресусцитация 
трябва да бъде улеснен откъм входа за линейки/
пациентен тролей/носилка/количка и откъм зо-
ната за преглед/спешна терапия с осигуряване 
на възможност за директен достъп с подходящо 
обозначение на настилката и насочващи табели 
на тавана. 
4.4.5. Залата за ресусцитация трябва да 
разполага с целия диапазон на физиологичен 
мониторинг, екипировка и апаратура за ресусци-
тация на критични спешни пациенти и да бъде 
екранирана за рентгенови лъчения.
4.4.6. Изисквания към апаратурната обезпе-
ченост, екипировката и медицинското оборуд-
ване – сервизен панел; физиологичен монитор с 
функции постоянна мониторна ЕКГ, неинвазивно 
артериално налягане – NIBP, периферна кисло-
родна сатурация на хемоглобина – SpO2, телесна 
температура, инвазивни физиологични наляга-
ния, капнометрия/капнография, възможност за 
запаметяване и проследяване на тенденции в 
измерените параметри; портативен механичен 
вентилатор; светлинен източник с минимална ос-
ветителна мощност 80 000 lux; портативен офтал-
москоп/отоскоп (препоръчително за стенен мон-
таж), пълен набор за мениджмънт на дихателни 
пътища, негативоскоп, оборудване за инфузионна 
терапия, по възможност часовникова система с 
допълнение хронометър (стопчасовник), система 
за радиантна топлина (при зони със специфична 
педиатрична насоченост); компютърен терминал, 
телефонна връзка, включително връзка по сис-
тема свободни ръце, тролей/количка/носилка за 
КПР/сърдечен арест, анестезиологичен тролей/
количка/носилка, портативен монитор/дефибри-
латор с възможност за транскутанно пейсиране; 
инфузионни помпи – минимум 3 бр.; затоплящи 
устройства за външен и вътрешен температурен 
контрол; транспортен механичен вентилатор, 
транспортен физиологичен монитор, бяла дъска 
за водене на бележки, медицински хладилник, 
система за овлажняване на медицински газове 
при кислородотерапия, аспирационно оборудване 
със задължителни елементи – най-малко 2 броя, 
консумативи и пособия за съдов достъп; систе-
ми и апаратура за спешна образна диагностика 
(поддържат се в лечебното заведение за нуждите 
на всяко СО) – графично-скопична апаратура 
и портативен ехограф с област на приложение 
при спешни пациенти; лабораторна апаратура