Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 107

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  107  
Където:
i = 1, 2, … r
i = частичен обхват на измерване
r = общ брой на частичните обхвати
5. Обхват на измерване
При определяне на обхвата на измерване за 
везни от клас „Y“ производителят трябва да има 
предвид, че минималният товар не може да бъде 
по-малък от:
клас Y(I)
: 100 e
клас Y(II)
: 20 e за 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, 
и 50 e за 0,1 g ≤ e
клас Y(a)
: 20 e
клас Y(b)
: 10 e
Везните, използ-
вани за сорти-
ране, например 
пощенски везни 
и везни за отпа-
дъци
: 5 e
6. Работа в динамичен режим
6.1. Устройството за работа в динамичен ре-
жим трябва да работи в обхвата на натоварване, 
определен от производителя.
6.2. Когато има устройство за работа в ди-
намичен режим, което компенсира влиянието 
от движението на товара, не се допуска то да 
работи извън зададения обхват на измерване и 
то трябва да може да бъде защитено.
7. Работа при влияещи фактори и електро-
магнитни смущения
7.1. МДГ в резултат на влияещи фактори са:
7.1.1. За везните от категория „Х“:
а) за автоматичен режим на измерване – стой-
ностите от таблици 1 и 2;
б) за статичен режим на измерване – стой-
ностите от таблица 1.
7.1.2. За везните от категория „Y“:
а) за всеки товар в автоматичен режим – стой-
ностите от таблица 1;
б) за статичен режим на измерване – стой-
ностите за категория „Х“ в таблица 1.
7.2. Критичната стойност на изменение в ре-
зултат на смущение е едно проверочно скално 
деление.
7.3. Температурен обхват:
а) за класове XI и Y(I) минималният обхват 
е 5 °C;
б) за класове XII и Y(II) минималният об-
хват е 15 °C.
Раздел III
Автоматични гравиметрични дозатори
1. Класове на точност
1.1. Производителят определя както изходен 
клас на точност Ref(x), така и работния клас или 
работните класове на точност Х(х).
1.2. Типът на един дозатор се обозначава с 
изходен клас на точност Ref(x), който отговаря 
на най-добрата възможна точност на дозаторите 
от този тип. След монтирането за отделните 
дозатори се определят един или повече работни 
класове на точност Х(х), като се вземат предвид 
конкретните продукти, които ще се измерват. 
Коефициентът за определяне на класа (х) трябва 
да е ≤ 2 и да е от реда 1 × 10k, 2 × 10k или 5 × 10k, 
където k е отрицателно цяло число или нула.
1.3. Изходният клас на точност Ref(x) е при-
ложим в статичен режим на измерване.
1.4. За работния клас на точност Х(х), Х е 
режимът, съответстващ на точността на натовар-
ващата теглилка, а (х) е множител за границите 
на определената грешка за клас Х(1) в точка 2.2.
2. Максимално допустими грешки (МДГ)
2.1. Грешка в статичен режим на измерване
2.1.1. При статичен товар в предписани условия 
на работа МДГ за изходния клас на точност Ref(x) 
трябва да е 0,312 от максимално допустимото 
отклонение за всяка доза от средноаритметичната 
є стойност, както е посочено в таблица 5, умно-
жено по коефициента за определяне на класа (х).
2.1.2. При дозатори, при които дозата може 
да се състои от повече от един товар (например 
сумиращ с натрупване дозатор или селективно 
комбиниращ дозатор), МДГ при статичен товар 
трябва да бъде съответна на изискваната точност 
за тази доза съгласно точка 2.2, а не на сумата 
от максимално допустимите отклонения за от-
делните товари.
2.2. Отклонение на дозите от средната стой-
ност
Таблица 5
Стойност на масата 
на дозите, m (g)
Максимално допустимо 
отклонение на всяка доза 
от средната стойност за 
клас Х(1)
m ≤ 50
7,2 %
50 < m ≤ 100
3,6 g
100 < m ≤ 200
3,6 %
200 < m ≤ 300
7,2 g
300 < m ≤ 500
2,4 %
500 < m ≤ 1 000
12 g
1 000 < m ≤ 10 000
1,2 %
10 000 < m ≤ 15 000
120 g
15 000 < m
0,8 %
Изчисленото отклонение на всяка доза от 
средната є стойност може да се регулира, за 
да се вземе предвид влиянието на размера на 
частиците на материала.
2.3. Грешка по отношение на предварително 
зададената стойност (грешка на задаването)
За дозаторите, при които е възможно пред-
варително да се зададе стойност за масата на 
дозата, максималната разлика между предвари-
телно зададената стойност и средната стойност 
на масата на дозите не трябва да надвишава 
0,312 от максимално допустимото отклонение 
за всяка отделна доза от средната є стойност, 
както е посочено в таблица 5.
3. Работа при влияещи фактори и електро-
магнитни смущения
3.1. МДГ в резултат от влияещи фактори трябва 
да бъдат, както са посочени в т. 2.1.