Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 57

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
(2) Ако за даден тип диафрагмен разходомер
за газ стойността на минималния разход е по-
малка от посочената в таблицата в приложение
№ 25, числената стойност на този разход се из-
разява чрез някое от числата от колона 3 от
тази таблица или чрез десетична дробна стой-
ност на това число.
(3) Типът на диафрагмен разходомер за газ,
имащ цикличен обем по-малък от стойността,
дадена в таблицата в приложение № 25, може
да се одобри, ако този тип отговаря на изисква-
нията на изпитванията за издръжливост по
чл. 484, ал. 5.
Чл. 467. (1) При диафрагмените разходоме-
ри за газ разликата между изчислената стой-
ност на цикличния обем V и стойността на съ-
щия обем, посочена върху разходомера, не тряб-
ва да надвишава 5 % от тази стойност.
(2) Диафрагмените разходомери за газ от G
1,6 до G 6 включително могат да са снабдени с
устройство, което не позволява броячът да ра-
боти, ако газът протича в неправилна посока.
Чл. 468. (1) При диафрагмените разходоме-
ри за газ от G 1,6 до G 6 включително броячът
се произвежда съгласно чл. 458, ал. 2, а при
разходомерите от G 10 до G 650 включително
броячът или се произвежда съгласно чл. 458,
ал. 2, или е сменяем.
(2) Когато броячът съответства на изисква-
нето по чл. 458, ал. 2, стойността на скалното му
деление и неговата градуировка трябва да съот-
ветстват на изискванията в приложение № 26.
(3) В случаите по ал. 2 типичното отклоне-
ние за една серия от поне 30 последователни
измервания, извършени при стойност на разхо-
да от порядъка на 0,1 Qmax, и при същите усло-
вия, за стойности на обема на въздуха, опреде-
лени в приложение № 27, трябва да надвишава
стойностите, дадени в същата таблица. Обемът
въздух, който се измерва, може да се замени с
обем, който съответства приблизително на цяло
число завъртания на брояча.
Чл. 469. Ротационните и турбинните разхо-
домери за газ трябва да са с обхвати съгласно
приложение № 28 и десетичните кратни на пос-
ледните пет реда от таблицата.
Чл. 470. (1) Ротационните разходомери за газ
трябва да включват както пред, така и след себе
си изводи за статично налягане, позволяващи
измерване на загубите на налягане. Налягане-
то, измерено преди разходомера, се приема за
изходно налягане.
(2) Ротационните разходомери за газ могат
да включват устройство за ръчно завъртане на
буталата, което да е такова, че да не може да се
използва за оказване на въздействие върху пра-
вилната употреба на разходомера.
(3) Лагерите на осите на ротационните бу-
тала на разходомерите с размери G 160 и пове-
че могат да са конструирани по такъв начин,
че да са достъпни, без да се разрушават защит-
ните пломби.
Чл. 471. (1) Турбинните разходомери за газ
трябва да включват извод за измерване на на-
лягането, който позволява, при необходимост
индиректно, налягането непосредствено преди
турбинното колело да се определи като изход-
но налягане.
(2) Ако преди ротора има стесняващо уст-
ройство на потока газ, разходомерът трябва да
включва заедно с извода за налягане по ал. 1
друг извод за налягане непосредствено преди
стеснението, за да може да се определя падът
на налягане през стесняващото устройство.
Чл. 472. (1) Отворите на изводите за наляга-
не на турбинните разходомери за газ трябва да
са с диаметър поне 3 mm. Когато се използват
изводи за налягане под формата на прорези,
прорезите трябва да са с широчина поне 2 mm
и напречно сечение по направление на посока-
та на потока на газа—с площ поне 10 mm2.
(2) Изводите за налягането трябва да имат
запушалки, за да не допускат изтичане на газа.
(3) Изводът за измерване на налягането,
използвано като изходно налягане, трябва ясно
и неизтриваемо да е означен с “pr”, а другите
изводи—с “p”.
Чл. 473. (1) Съгласно изискванията по
чл. 458, ал. 2 скалната единица на брояча не
трябва да надвишава следните стойности:
1. при G 16 до G 65 включително—0,002 m3;
2. при G 100 до G 650 включително—0,02 m3;
3. при G 1000 до G 6500 включително—0,2 m3;
4. при G 10 000 и нагоре—2,0 m3.
(2) Интервалът между цифрите на скалата
на брояча не трябва да надвишава:
1. при G 16 до G 65 включително—0,01 m3;
2. при G 100 до G 650 включително—0,1 m3;
3. при G 1000 до G 6500 включително—1,0 m3;
4. при G 10 000 и нагоре—10,0 m3.
Чл. 474. (1) Грешките от измерване на раз-
ходомерите за газ се изразяват като относител-
на стойност чрез отношението в проценти на
разликата между отчетения и действително пре-
миналия обем през разходомера към действи-
телно преминалия обем.
(2) Грешките се отнасят за измерване на
обеми на въздух с относителна плътност, равна
на 1,2 kg/m3. При нормални атмосферни усло-
вия се счита, че околният въздух в лаборатори-
ята за изпитване удовлетворява изискването.
(3) Максимално допустимите грешки се оп-
ределят за конкретна посока на движение на
потока на газа.
Чл. 475. (1) Максимално допустимите греш-
ки на диафрагмените разходомери за газ при
проверка трябва да са в границите:
1. при стойности на разхода, по-големи или
равни на минималния разход и по-малки от два
пъти минималния разход—± 3 %;
2. при стойности на разхода, по-големи или
равни на два пъти минималния разход и по-
малки или равни на максималния разход—±  2 %.