Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 95

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  95  
Единици за измерване
9. Измерваният обем трябва визуално да се 
представя в кубични метри.
Пускане в действие
10. Лицето, което доставя вода, или лицето, 
което е законово оправомощено да монтира 
водомера, следва да определи обхвата по т. 1, 2 
и 3, като гарантира, че водомерът е подходящ 
за точното измерване на консумацията, която е 
предвидена или се предвижда.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.
Приложение № 2 
към чл. 2
Разходомери за газ и коригиращи устройства 
за обем (MI-002)
Съответните изисквания на приложение 
№ 10, специфичните изисквания на настоящото 
приложение и процедурите за оценяване на съот-
ветствието, изброени в настоящото приложение, 
се прилагат към разходомери за газ и кориги-
ращи устройства за обем, определени по-долу, 
предназначени за използване в жилищни сгради, 
търговски помещения и сгради на предприятия 
от леката промишленост.
Определения
Разходомер 
за газ
Средство за измерване, предназ-
начено да измерва, запаметява и 
показва количеството газ (обем 
или маса), преминало през него.
Коригиращо 
устройство 
за обем
Устройство, което е монтирано 
към разходомер за газ и авто-
матично преобразува количе-
ството, измерено при условията 
на измерване, в количество при 
базови условия.
Минимален 
разход (Qmin)
Най-малкият разход, при който 
разходомерът за газ дава пока-
зания, които отговарят на изис-
кванията относно максимално 
допустимата грешка (МДГ).
Максимален 
разход (Qmax)
Най-големият разход, при който 
разходомерът за газ дава пока-
зания, които отговарят на изис-
кванията относно МДГ.
Преходен 
разход (Qt)
Разходът между максималния и 
минималния разход, при който 
обхватът на разхода се разделя на 
две зони: „горна зона“ и „долна 
зона“. Всяка зона има характер-
на МДГ.
Разход на 
претоварва-
не (Qr)
Най-големият разход, при кой-
то разходомерът за газ работи 
за кратък период от време без 
влошаване на характеристиките.
Базови усло-
вия
Определените условия, към които 
измерваното количество флуид 
се преобразува.
Специфични изисквания към
разходомерите за газ
1. Предписани условия на функциониране
Производителят определя предписаните ус-
ловия на функциониране на разходомера за газ, 
като има предвид следното:
1.1. Обхватът на разхода на газ трябва да 
отговаря най-малко на следните условия:
Клас
Qmax/Qmin
Qmax/Qt
Qr/Qmax
1,5
≥ 150
≥ 10
1,2
1,0
≥ 20
≥ 5
1,2
1.2. Температурният обхват на газа е мини-
мум 40 °C.
1.3. Разходомерът за газ се проектира за ви-
довете газове и стойностите на захранващото 
налягане в страната по местоназначение, като 
производителят посочва:
а) фамилията или групата газове,
б) максималното работно налягане.
1.4. Минимален температурен обхват от 50 °C 
за климатичните условия на околната среда.
1.5. Номиналната стойност на променливото 
захранващо напрежение и/или границите на 
постоянното захранващо напрежение.
2. Максимално допустими грешки (МДГ)
2.1. За разходомер за газ, показващ обема 
или масата при условията на измерване, МДГ 
са посочени в таблица 1.
Таблица 1
Клас
1,5
1,0
Qmin ≤ Q < Qt 
3 %
2 %
Qt ≤ Q ≤ Qmax 
1,5 %
1 %
При разходомерите за газ не се допуска използ-
ване на МДГ за системно облагодетелстване на 
която и да е от страните, участващи в сделката.
2.2. За разходомер за газ с вградено кориги-
ращо устройство за обем по температура, което 
само показва преобразувания обем, МДГ на 
разходомера нараства с 0,5 % в обхват от 30 °C, 
разположен симетрично около температурата, 
определена от производителя, която е между 
15 °C и 25 °C. Извън този обхват се разрешава 
едно допълнително нарастване от 0,5 % на всеки 
интервал от 10 °C.
3. Допустимо влияние на смущения
3.1. Устойчивост на електромагнитно въз-
действие
3.1.1. Въздействието на дадено електромаг-
нитно смущение върху разходомер за газ или 
коригиращо устройство за обем трябва да е 
такова, че:
а) изменението на резултата от измерване 
да не е по-голямо от критичната стойност на 
изменение, определена в т. 3.1.3, или
б) показанието на резултата от измерване да 
е такова, че да не може да се интерпретира като 
валиден резултат, например моментно изменение, 
което не може да се интерпретира, запаметява 
или предава като резултат от измерване.
3.1.2. След като е бил подложен на смущение, 
разходомерът за газ трябва:
а) да възстановява работата си в рамките 
на МДГ, и
б) да запазва всички измервателни функции, и