Държавен вестник, бр. 103, 2016 г., стр. 93

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-33 
за проектиране и устройство на медицински 
рентгенови кабинети и експлоатация на ме­
дицински рентгенови уредби с максимално 
върхово напрежение до 300 KV (ДВ, бр. 81 
от 1971 г.)
Параграф единствен. Правилник № 0-33 
за проектиране и устройство на медицински 
рентгенови кабинети и експлоатация на ме-
дицински рентгенови уредби с максимално 
върхово напрежение до 300 КV (ДВ, бр. 81 
от 1971 г.) се отменя.
Министър на здравеопазването: 
Петър Москов
За министър на регионалното 
развитие и благоустройството: 
Николай Нанков
10290
МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-34 
за лъчезащита при използуване на рентгено­
ви лъчи с енергия до 300 KeV за медицински 
цели (ДВ, бр. 102 от 1971 г.)
Параграф единствен. Правилник № 0-34 за 
лъчезащита при използуване на рентгенови 
лъчи с енергия до 300 КеV (ДВ, бр. 102 от 
1971 г.) се отменя.
Министър: 
Петър Москов
10291
НАРЕДБА № 13 
от 16 декември 2016 г.
за осигуряване на радиационна защита при 
работа с рентгенови уредби за медицински цели
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят основ-
ните изисквания за осигуряване на радиаци-
онна защита при работа с рентгенови уредби 
за извършване на медицински радиологични 
процедури.
Чл. 2. Наредбата се прилага при:
1. избор на площадка, проектиране, строи-
телство, въвеждане в експлоатация, експлоата-
ция и реконструкция на рентгенови кабинети 
и други помещения, в които се използват 
рентгенови уредби за медицински цели;
2. използване на рентгеновите уредби за 
медицински цели.
Г л а в а  в т о р а
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕ-
НИЯТА 
Раздел І
Изисквания към устройството на рентгеновите 
кабинети и отделения
Чл. 3. Съобразно предназначението си 
рентгеновият кабинет се състои от следните 
помещения:
1. едно или повече процедурни помещения 
(зали);
2. командно помещение, в което се намира 
командният пулт на рентгеновата уредба, със 
задължителен директен вход към процедур-
ното помещение;
3. машинно помещение (апаратна) – в слу-
чаите, в които в техническата документация 
от производителя на рентгеновата уредба е 
предвидено изискване за такова помещение;
4. съблекални за пациенти;
5. манипулационна (подготвителна);
6. санитарен възел за пациенти;
7. помещения за фотолаборатория и/или 
помещение за работна компютърна станция, 
включително сух принтер и др.
Чл. 4. (1) Когато един или повече рентгенови 
кабинети в едно лечебно заведение формират 
рентгеново отделение, то се проектира като 
самостоятелна функционална единица.
(2) Разположението на рентгеновото отделе-
ние трябва да осигурява удобни функционални 
връзки в хоризонтална и вертикална посока с 
останалите структури на лечебното заведение. 
Връзките трябва да бъдат уточнени в етапа 
на проектиране по начин, който позволява 
да се осъществява най-рационално придвиж-
ване на пациенти (включително на колички, 
носилки, болнични легла), персонал, касети, 
филми и документи.
(3) В рентгеновото отделение задължително 
се обособяват, в допълнение към помещенията 
на рентгеновите кабинети, и следните поме-
щения: регистратура, чакалня за пациентите, 
лекарски кабинети, място за почивка на пер-
сонала, складови помещения, санитарни възли, 
отделно за персонал и пациенти, и картотека.
Чл. 5. (1) Процедурното помещение е по-
мещение от рентгеновия кабинет, в което е 
разположен рентгеновият източник и където 
се извършва диагностичната или лечебната 
процедура.