Държавен вестник, бр. 36, 2025 г., стр. 31

БРОЙ  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31   
Показател
Минимални
изисквания
23.1.4.3. Широчина на 
импулса
200 μS (± 10 %) 
23.1.4.4. Изходно на­
прежение
30 V пик максимум 
(± 20 %), (500 Ω нато­
варване)
23.1.5. Функции
Мултимедийно интер­
активно обучение за 
рехабилитаци я чрез 
биологична обратна 
връзка (тренировка за 
сила, обучение за из­
дръжливост, обучение 
по координация)
23.1.5.1. Екранът да 
може да показва поне 
3 различни диапазона 
на EMG
„Висок“: 0 ~ 300 μV 
„Среден“: 0 ~ 600 μV 
„Нисък“: 0 ~ 1000 μV
23.1.5.2. Батерия
Презареждаща се бате­
рия, литиевойонна
23.1.5.3. Комуникация Bluetooth 4.0
23.1.5.4. Екран
OLED 
23.1.5.5. Технология за 
изолиране на електро­
дите
ЕМГ вход и изходна 
стимулация през същия 
електрод
23.1.6. Експлоатацио­
нен срок
4 (четири) години 
23.1.7. Гаранционен 
срок 
2 (две) години
23.2. Високотехнологичното помощно сред­
ство по т. 23 е класифицирано като медицинско 
изделие съгласно действащата нормативна 
уредба в страната. 
Доставчиците на нервен и мускулен сти­
мулатор – система за рехабилитация на ръка, 
следва да отговарят както на общите изиск­
вания, посочени в чл. 9, така и на специфич­
ните извиквания, посочени в чл. 10, ал. 2 от 
постановлението.
23.3. Максималната стойност, до която се 
финансира високотехнологичното помощно 
средство по т. 23, е 3599 лева с включен ДДС.
23.4. Размерът на допустимото авансово 
плащане, необходимо за предоставяне на 
високотехнологично помощно средство по 
т. 23, е 729 лева.
Раздел X
Мобилни устройства за преодоляване на 
различни неравности и за извършване на 
движение по стълби
Видове устройства:
24. Устройство за придвижване на хора 
по стълби.
24.1. Устройството трябва да отговаря на 
показатели с определени минимални изиск­
вания, както следва:
Показател
Минимални
изисквания
24.1.1. Техническа спе­
цификация
Мобилна електрическа 
система за изкачване 
и слизане на стълби с 
вграден стол за осигу­
ряване на достъпност 
за хора с двигателни 
нарушения. Предпазни 
колани. Акумулатор­
ни, презареждащи се 
батерии. Възможност 
за зареждане в елек­
трическата инсталация.
24.1.2. Размер
До 170 × 60 × 130 см
24.1.3. Нетно тегло
До 40 кг
24.1.4. Мощност на 
електрическия мотор
DC 24 V, 100 W или 
по-мощен
24.1.5. Напрежение на 
батерия
24 V или по-голяма, 
презареждаща се, лити­
евойонна (сваляща се)
24.1.6.Допълнително 
оборудване
Верига за изкачване/
слизане по стълби 
Подлакътници 
Обезопасяващ колан
Отваряща се стойка за 
крака
24.1.7. Експлоатацио­
нен срок
4 (четири) години 
24.1.8. Гаранционен 
срок 
2 (две) години
24.2. Високотехнологичното помощно сред­
ство по т. 24 е класифицирано като медицинско 
изделие съгласно действащата нормативна 
уредба в страната.
Доставчиците на устройство за придвиж­
ване на хора по стълби следва да отговарят 
както на общите изисквания, посочени в 
чл. 9, така и на специфичните извиквания, 
посочени в чл. 10, ал. 2 от постановлението.
24.3. Максималната стойност, до която се 
финансира високотехнологичното помощно 
средство по т. 24, е 2999 лева с включен ДДС.
24.4. Размерът на допустимото авансово 
плащане, необходимо за предоставяне на 
високотехнологично помощно средство по 
т. 24, е 600 лева.
25. Устройство за изкачване и сваляне на 
хора с инвалидни колички по стълби.
25.1. Устройството трябва да отговаря на 
показатели с определени минимални изиск­
вания, както следва: