Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 69

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  69  
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 
2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 
и § 7, които влизат в сила от деня на обна-
родване на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Везните, които са пуснати на пазара 
преди 20 април 2016 г., могат да се предос-
тавят на пазара и да се пускат в действие, 
при условие че отговарят на изискванията 
на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на везни с неавто-
матично действие, приета с Постановление 
№ 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., 
ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 
2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. 
и  бр. 50 от 2014 г.), или на законодателство-
то на държавите – членки на Европейския 
съюз, или на държави – страни по Спора-
зумението за Европейското икономическо 
пространство, което въвежда Директива 
2009/23/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2009 г. относно везните 
с неавтоматично действие (ОВ, L 122/6 от 
16 май 2009 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на сис-
теми по качеството, издадени от нотифици-
раните органи в съответствие с наредбата 
или законодателството по ал. 1, са валидни 
за целите на наредбата.
§ 6. (1) Лицата, които към датата на обна-
родване на наредбата притежават разрешение 
за извършване на оценяване на съответствие-
то, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, 
представят в Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор всички промени 
в документацията си съгласно изискванията 
на настоящата наредба в 14-дневен срок от 
нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване 
на документите по ал. 1 въз основа на раз-
решението за извършване на оценяване на 
съответствието, издадено съгласно наредбата 
по § 5, ал. 1, успешно проведената последна 
ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и 
установеното съответствие на документите 
по ал. 1 председателят на Държавната аген-
ция за метрологичен и технически надзор 
обявява съответното лице пред Европейската 
комисия и държавите членки съгласно ди-
рективата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването 
на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати 
възражения от Европейската комисия или 
от други държави членки или когато не са 
останали неудовлетворени възражения на 
Европейската комисия или на други държави 
членки, председателят на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор издава 
разрешение за извършване на оценяване на 
съответствието съгласно наредбата.
§ 7. За целите на чл. 39, ал. 1 и чл. 40, 
ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“  до 8 юли 2017 г. 
може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/
IEC 17021.
Приложение № 1 
към чл. 5
Съществени изисквания
Предварителни бележки
Когато една везна съдържа или е свързана 
с повече от едно показващо или печатащо ус-
тройство, което се използва за приложенията, 
посочени в чл. 2, т. 1, за устройствата, които 
повтарят резултатите от измерването и които 
не могат да повлияят на правилното функцио-
ниране на везната, не се прилагат съществените 
изисквания, ако резултатите от измерването 
са отпечатани или запаметени правилно и не-
изтриваемо чрез устройство, част от везната, 
което отговаря на съществените изисквания, 
и тези резултати са достъпни за двете страни, 
заинтересовани от измерването. Въпреки това 
при везни, използвани при пряка продажба на 
клиенти, показващите и печатащите устройства 
за продавача и за купувача трябва да отговарят 
на съществените изисквания.
Метрологични изисквания
1. Единици за маса
Използват се единиците за маса, посочени 
в Наредбата за единиците за измерване, раз-
решени за използване в Република България, 
приета с Постановление № 275 на Министерския 
съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2002 г.), или в 
законодателството на държавите – членки на 
Европейския съюз, или на държавите – страни 
по Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство, което въвежда Директива 
80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за 
сближаване на законодателствата на държавите 
членки относно мерните единици (ОВ, L 39/40 
от 15 февруари 1980 г.).
При спазване на посоченото по-горе условие 
се допускат следните единици:
а) единици от системата SI: килограм, микро-
грам, милиграм, грам, тон;
б) имперски единици: тройунция за опреде-
ляне на масата на ценни метали;
в) друга единица извън системата SI: метричен 
карат за определяне на масата на скъпоценни 
камъни.
За везни, при които се използва горната им-
перска единица за маса, приложимите съществени 
изисквания, определени по-долу, се преобразуват 
в тази единица чрез проста интерполация.
2. Класове на точност
2.1. Определят се следните класове на точност:
а) I Специален
б) II Висок
в) III Среден
г) IIII Обикновен