Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 77

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
(2) Часовниците по ал. 1 могат да бъдат обо-
собени като отделни устройства или вградени в
тарифните електромери.
Чл. 686. (1) Часовниците за превключване
на тарифни електромери трябва да осигуряват:
1. възможност за пломбиране и недвусмис-
лена идентификация на отделното средство за
измерване;
2. възможност за поставяне на знаци, удос-
товеряващи резултатите от метрологичния
контрол;
3. възможност за поставяне на информаци-
онна табела.
(2) Часовниците за превключване на тариф-
ни електромери трябва да осигуряват защита
на персонала срещу поражения от електричес-
ки ток, срещу въздействието на висока темпе-
ратура, разпространяване на огън и прониква-
не на твърди частици, прах и вода.
Чл. 687. Часовниците за превключване на
тарифни електромери трябва да имат кутия,
която да може да се пломбира по такъв на-
чин, че достъпът до вътрешните части на ча-
совника да е възможен само след разрушава-
не на пломбата.
Чл. 688. (1) Ако няма други изисквания, ча-
совниците, предназначени за свързване към
захранващата мрежа с напрежение спрямо земя,
по-голямо от 250 V, и с изцяло или частично
метална кутия, трябва да са снабдени с клема за
защитно заземяване.
(2) Когато клемите на часовника са групи-
рани в един или повече клемни блокове и ако не
са защитени по някакъв друг начин, те трябва
да имат отделен капак, който може да бъде
пломбиран независимо от капака на часовни-
ка. Капакът на клемите трябва да покрива съ-
ществуващите клеми, винтовете за закрепване
на проводниците и (ако не е определено нещо
друго) подходяща дължина на външните про-
водници и тяхната изолация.
(3) Когато часовникът е предназначен за
монтаж на панел, достъпът до клемите не тряб-
ва да е възможен без разрушаване на пломбата
на капака на клемите.
Чл. 689. (1) За часовниците с аналогови ци-
ферблати за превключване на тарифни елект-
ромери посоката на въртене за превключване
на тарифни електромери трябва да е означена
със стрелка.
(2) Часовият аналогов циферблат, ако има
такъв, трябва да има скала за отчитане с точ-
ност до минута, деленията на която да могат да
се отчитат от показалеца.
(3) Часовете върху денонощния аналогов
циферблат и денонощията върху седмичния ана-
логов циферблат трябва да са маркирани с раз-
личен цвят в случаите, когато това се изисква.
Чл. 690. (1) Цифровото показващо устройс-
тво на часовниците за превключване на та-
рифни електромери трябва да осигурява лесно
отчитане.
(2) Цифровото показващо устройство тряб-
ва да има указател за величината, чиято стой-
ност се показва в случаите, когато едно и също
показващо устройство се използва за показва-
не стойности на различни величини.
(3) Времето за задържане на показанието на
всяка величина трябва да е не по-малко от 6 s.
Чл. 691. За часовниците за превключване на
тарифни електромери с вътрешен кварцов ос-
цилатор трябва да са предвидени достъпни елек-
трически точки.
Чл. 692. (1) Скалата на часовниците за прев-
ключване на тарифни електромери трябва да
може да се настройва.
(2) Настройката на времената на превключ-
ване трябва да се извършва така, че:
1. по денонощния циферблат или по съот-
ветното показващо устройство на часовника
разликата между действителните и настрое-
ните времена на превключване да не е по-го-
ляма от ± 7,5 min;
2. по седмичния циферблат или по съот-
ветното показващо устройство на часовника
разликата между действителните и настрое-
ните времена на превключване да не е по-го-
ляма от ± 60 min;
3. по годишния циферблат или по съответ-
ното показващо устройство разликата между
настроените и действителните времена на прев-
ключване да не е по-голяма от ± 2 денонощия.
Чл. 693. Означенията върху часовниците за
превключване на тарифни електромери трябва
да бъдат лесни за четене, без да е необходимо
да се сваля капакът на часовника.
Чл. 694. Всички означения трябва да са не-
заличими, ясни и четливи.
Чл. 695. Всеки часовник за превключване
на тарифни електромери трябва да носи ин-
формация за:
1. наименованието или търговската марка
на производителя;
2. означението на типа;
3. идентификационния номер и годината на
производство;
4. обявеното захранващо напрежение (Un);
5. обявената честота на захранващото на-
прежение (fn);
6. обявеното напрежение на изключване (Uс);
7. обявения ток на изключване (Iс).
Чл. 696. Върху всеки часовник трябва по
незаличим начин да е изобразена схемата на
свързване. Допуска се схемата на свързване да
се изобрази чрез идентификационна цифра.
Чл. 697. Грешката на измерване хода на ча-
совника за превключване на електромера за 24 h
при температура на околната среда 22 °С не
трябва да превишава ± 1 s.
Чл. 698. Грешката на измерване на хода на
кварцовия осцилатор на часовника за прев-
ключване на електромера за 24 h при темпера-
тура на околната среда 22 °С не трябва да пре-
вишава ± 0,5 s.