Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
литра, трябва да е от ред ± (0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 
1,0; 1,5) %.“
§ 85. В чл. 444 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „т. 2“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заличават.
§ 86. Създават се чл. 444а – 444г:
„Чл. 444а. (1) Разходомерите могат да имат 
устройство за настройване, което позволява 
изменение на отношението между показаното 
и действителното количество течност, пре­
минало през разходомера. Това отношение 
трябва да бъде в границите на 0,05 %.
(2) Не се допуска настройването на разхо­
домера чрез байпаси.
Чл. 444б. (1) Разходомерите могат да бъ­
дат снабдени с коригиращи устройства. В 
този случай изискванията към разходомера, 
включително тези за максимално допусти­
мите грешки, се прилагат към коригираното 
количество. 
(2) При нормална работа на дисплея не 
трябва се посочва некоригираното количество.
(3) Не се допуска корекция на предвари­
телно изчисления дрейф.
Чл. 444в. (1) Разходомерите могат да бъ­
дат оборудвани с преобразуващо устройство, 
което е част от калкулатора на разходомера 
и което, отчитайки характеристиките на теч­
ността (температура и плътност), съхранени 
в паметта, автоматично превръща обема, 
измерен при условия на измерване, в обем 
при базови условия.
(2) Преобразуващо устройство, което е 
част от калкулатора на масовите разходомери, 
може да отчита характеристиките на течността 
(температура и плътност), като ги измерва и 
автоматично превръща: 
1. масата на течността, измерена при ус­
ловията на измерване – в обем при условията 
на измерване; 
2. масата на течността, измерена при ус­
ловията на измерване – в обем при базовите 
условия;
3. масата на смес от чист етанол и вода – в 
обем или маса на чист етанол, съдържащa 
се в тази смес.
Чл. 444г. (1) Максималните допустими 
грешки (МДГ) на спомагателните измерва­
телни устройства, които са част от измерва­
телното устройство на масовите разходомери 
при преобразуване, са следните:
1. за разходомери с МДГ ± 0,3%:
а) при измерване на температура: ± 0,3 °С;
б) при измерване на плътността: ± 1 kg/m3;
2. за разходомери с МДГ ± 0,5%: 
а) при измерване на температура: ± 0,5 °С;
б) при измерване на плътността: ± 1 kg/m3;
3. за разходомери с МДГ ± 0,6%: 
а) при измерване на температура : ± 0,5 °С;
б) при измерване на плътността: ± 2 kg/m3.
(2) Максимално допустимата грешка на 
калкулатора, когато се изпитва отделно, тряб­
ва да бъде 1/10 от максимално допустимата 
грешка на разходомера.“
§ 87. В чл. 445 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думите „и измервателните сис­
теми“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и измервателна система“ 
се заличават.
3. В ал. 5 думите „и измервателните сис­
теми“ се заличават.
§ 88. Създава се раздел XVIIа:
„Раздел XVIIа
Разходомери и измервателни системи за ком­
пресиран природен газ
Чл. 447а. Разходомерите и измервателните 
системи за компресиран природен газ се пускат 
на пазара и/или в действие след одобряване 
на типа и първоначална проверка и подлежат 
на последващи проверки.
Чл. 447б. (1) Измервателните системи за 
компресиран природен газ включват:
1. разходомер;
2. трансферна точка.
(2) Измервателните системи по ал. 1 могат 
да включват и спомагателни, и допълнителни 
устройства.
(3) Спомагателните устройства са: 
1. нулиращо устройство;
2. устройство за повтарящо се показание;
3. печатащо устройство;
4. запаметяващо устройство;
5. показващо устройство за цена;
6. сумиращо показващо устройство;
7. устройство за предварително установя­
ване;
8. устройство за самообслужване.
(4) Допълнителните устройства са:
1. филтър;
2. устройство, използвано за трансферна 
точка;
3. антизавихрящо устройство;
4. разклонения и байпаси;
5. клапани, маркучи и всички газови тръби.
Чл. 447в. (1) Ако няколко разходомера, 
предназначени за отделни измервателни опе­
рации, работят заедно с общи компоненти, 
всеки разходомер заедно с общите компоненти 
формира отделна измервателна система.
(2) Дадена измервателна система трябва 
да включва само един разходомер.
(3) Работният обхват на измервателната 
система се задава от производителя и се оп­
ределя от следните характеристики:
1. минимално измерено количество;
2. измервателен обхват, ограничен от 
минималния разход, Qmin, и от максималния 
разход, Qmax;
3. максимално налягане на газа в зареж­
дащата станция за съхранение на газ, Pst;