Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 114

С Т Р .  114
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  1
Фиг. 4. Схема на устройството за проверка
ефективността на конвертора на NOx
1.8. Регулиране на FID
1.8.1. Оптимизиране на чувствителността на де-
тектора
FID се регулира съгласно указанията на произ-
водителя на уреда. За оптимизиране на чувстви-
телността на датчика в най-използвания обхват се
използва еталонна смес от въздух и пропан.
След регулиране на разхода на горивото и на
въздуха съгласно препоръките на производителя
през анализатора се пропуска еталонен газ, съдър-
жащ 350 ± 75 ppm C. Чувствителността при даден
поток гориво се определя като разликата между
чувствителността за еталонния газ и чувствител-
ността за газа за настройка на нулата. Дебитът на
горивото се регулира с постоянна величина над и
под указанията на производителя. Записва се чув-
ствителността за еталонния газ и газа за настрой-
ка на нулата при тези дебити на горивото. Разли-
ката между чувствителността за еталонен газ и
газа за настройка на нулата се нанася на графика
и дебитът на горивото се регулира спрямо най-
голямата разлика.
1.8.2. Коефициент на чувствителността за въг-
леводородите
Анализаторът се калибрира съгласно изисква-
нията по т.1.5 с използването на смес от въздух и
пропан и пречистен синтетичен въздух. Коефициен-
тите на чувствителност се определят при включва-
не на анализатора за работа и след периоди на про-
дължителни работни интервали. Коефициентът на
чувствителност (Rf) за конкретни въглеводороди е
отношението на показанията на FID Cl към концен-
трацията на газа в цилиндъра, изразени в ppm Cl.
Концентрацията на газа за провеждане на изпит-
ването трябва да е на ниво, осигуряващо чувстви-
телност около 80 % от обхвата на скалата. Концен-
трацията трябва да бъде известна с точност ± 2 % по
отношение на една гравиметрична стандартна стой-
ност, изразена в обемни единици. Освен това бу-
тилката с газ трябва да престои 24 h преди изпитва-
нето при температура 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
Използваните за изпитването газове и препо-
ръчваните относителни коефициенти на чувстви-
телност  са следните:
—метан и пречистен синтетичен въздух (1,00 І
Rf І 1,15);
—пропилен и пречистен синтетичен въздух (0,90
І  Rf І 1,10);
—толуол и пречистен синтетичен въздух (0,90 І
Rf І 1,10).
Тези стойности са относителни за коефициента
на чувствителност (Rf), равен на 1,00 за пропана и
пречистения синтетичен въздух.
1.8.3. Проверка за смущения (интерференция)
от кислорода
Проверката за смущенията от кислорода се
извършва при включване на анализатора за ра-
бота и след периоди на продължителни работни
интервали.
Коефициентът на чувствителност е формули-
ран и се определя съгласно предписанията по т. 1.8.2.
Използваният за изпитването газ и препоръчвани-
ят относителен коефициент на чувствителност са
пропан и азот (0,95 І Rf І 1,05).
Тази стойност е относителна спрямо коефици-
ента на чувствителност (Rf), равен на 1,00 за пропа-
на и пречистения синтетичен въздух.
Концентрацията на кислород във въздуха за го-
релката на FID трябва да се отличава с не повече от
± 1 % мол. части от концентрацията на кислорода
във въздуха за горелката, използван при последна-
та проверка за смущения от кислорода. Когато раз-
ликата е по-голяма, извършва се проверка за сму-
щенията от кислорода и в случай на необходимост
анализаторът се регулира.
1.8.4. Ефективност на сепаратора за неметано-
ви фракции (NMC, само за двигатели, работещи с
природен газ).
NMC се използва за отстраняване на неметано-
вите въглеводороди от пробата газ чрез окислява-
не на всички въглеводороди, с изключение на ме-
тана. В идеалния случай конверсията (преобразу-
ването) за метана е равна на 0 %, а тази на остана-
лите въглеводороди на базата на етана е 100 %. За
точното измерване на NMHC се определят двата
коефициента на полезно действие, които служат за
изчисляване на масовия дебит на емисиите NMHC
(виж т. 4.3 от част 3).
1.8.4.1. Ефективност на метана
Съдържащият метан калибровъчен газ се про-
пуска през FID със и без преминаване през NMC и
се записват стойностите на двете концентрации.
Ефективността се определя, както следва:
,
където:
concw е концентрацията на HC, когато CH4 пре-
минава през NMC;
concw/o— концентрацията на HC, когато CH4 не пре-
минава през NMC.
1.8.4.2. Ефективност на етана
Съдържащият етан калибровъчен газ се про-
пуска през FID със и без преминаване през NMC и
се записват стойностите на двете концентрации.
Ефективността се определя, както следва:
,
където:
concw е концентрацията на HC, когато C2H6 пре-
минава през NMC;
concw/o— концентрацията на HC, когато C2H6 не
преминава през NMC.
1.9. Смущения (интерференция) на анализато-
рите на CO, CO2 и NOx
Намиращите се странични газове в отработи-
лите газове, освен анализираните, могат да влияят
върху показанията по много начини. Положително
смущение в измервателните уреди NDIR се полу-
чава, когато страничният газ оказва същото въз-
действие, както и измерваният, но в по-малка сте-
пен. Отрицателно смущение в измервателните уре-
Към анализатора
Озонатор
Електромагнитен клапан
Регулируем трансформатор