Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 35

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
(2) При определяне на минималното доста-
вено количество трябва да се отчита при необ-
ходимост влиянието на допълнителните уст-
ройства към измервателното оборудване, в съ-
ответствие с изискванията към тях.
(3) Минималното доставено количество се
избира от реда 1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n в еди-
ници за обем, където “n” е цяло положително
или отрицателно число или нула.
Чл. 287. (1) Максималната и минималната
стойност на разхода на разходомерите за теч-
ности, различни от вода, се посочват в удосто-
верението за одобрен тип в зависимост от ре-
зултатите, получени при изпитването.
(2) Разходомерът трябва да работи опреде-
лен период от време, посочен в удостоверение-
то за одобрен тип, при разход, приблизително
равен на максималната стойност на разхода, без
да показва някакви видими промени в метро-
логичните си характеристики.
(3) Отношението между максималната и
минималната стойност на разхода трябва да е
равно поне на:
1. десет—за разходомери с общо предназна-
чение;
2. пет—за разходомери за втечнени газове.
Чл. 288. (1) В удостоверението за одобрен тип
се посочват видът на течността или течностите,
за които са предназначени разходомерите, гра-
ниците на температура за течността, която се
измерва, когато те са под минус 10 °С или над
50 °С, и максималното работно налягане.
(2) Изследването за одобряване на даден тип
разходомер трябва да показва, че вариациите
на грешката, дължаща се на:
1. максималните вариации в свойствата на
течностите;
2. налягането и температурата на течността
в границите, които се посочват в удостоверени-
ето за одобрен тип, не трябва да надвишават за
всеки от тези фактори половината от стойнос-
тите по чл. 322.
Чл. 289. (1) Нулиращият механизъм е меха-
низъм към показващото устройство, който връ-
ща показващото устройство към нула ръчно или
автоматично.
(2) Нулиращият механизъм не трябва да
влияе на резултата от измерването.
(3) Ако нулиращата операция започне, из-
мерване не трябва да се извършва, докато тя не
приключи.
(4) Изискванията по ал. 2 и 3 не са задължи-
телни:
1. за индикатори, чиято скала носи надпис
“Продажбата на клиенти е забранена” или дру-
га еквивалентна забрана за използване;
2. за стрелкови скали, монтирани към разхо-
домери, при които максималната стойност на
разхода не превишава 1200 l/h. Ако разходоме-
рите са предвидени за търговски цели, ръчното
увеличаване на отчетеното количество не трябва
да е възможно.
Чл. 290. (1) При показващи устройства с
непрекъснато движение след всяко нулиране
допустимата разлика спрямо нулата не трябва
да е по-голяма от половината от максимално
допустимата грешка за минималното измерва-
но количество, означено върху скалата на по-
казващото устройство, но не по-голямо от една
пета от стойността на скалното деление.
(2) При показващи устройства с дискретно
движение показанието трябва да е точно нула.
Чл. 291. (1) Показващо устройство с нули-
ращ механизъм може да е свързано към един
или няколко брояча (сумиращи обемни броя-
чи), които да изпълняват функции на сумиране.
(2) Броячите не трябва да включват нули-
ращ механизъм.
(3) Броячите могат да са само от тип “нере-
версивен”.
(4) Броячите могат да са скрити.
Чл. 292. Единицата, в която се изразява су-
мираният обем (или нейният символ), трябва
да е означена и да съответства на единицата
на обемния разходомер за течност, различна
от вода.
Чл. 293. Скалният интервал на първия еле-
мент на всеки брояч трябва да е от реда 1 Ч 10n,
2 Ч 10n или 5 Ч 10n в приетите единици за обем,
където “n” е цяло положително или отрицател-
но число или нула, и да е равен или по-голям от
скалния интервал на първия елемент на показ-
ващото устройство с нулиращ механизъм.
Чл. 294. Ако показанията на броячите и по-
казанията на показващото устройство с нули-
ращ механизъм се виждат едновременно, циф-
рите на броячите трябва да са с размери не по-
големи от половината от съответните размери
на цифрите на показващото устройство с нули-
ращ механизъм.
Чл. 295. (1) Показващите устройства могат
да имат няколко скали и да са свързани с едно
или повече едновременно повтарящи предава-
телни показващи устройства.
(2) Скалните деления на различните показ-
ващи устройства може да са различни, но мини-
малното доставено количество трябва да е ед-
накво за всички и да е зададено като функция на
скалното деление, което завършва с най-голя-
мата стойност за това доставено количество.
(3) Изискванията на този раздел се прилагат
за всяко показващо устройство и за всяка скала.
(4) Показанията върху различните скали
на показващото или показващите устройства
не трябва да се различават с повече от макси-
мално допустимата грешка за минималното
доставено количество, посочено върху скала-
та или скалите.
Чл. 296. (1) Нереверсивните показващи уст-
ройства за обем, които имат нулиращо устрой-
ство, могат да имат и ценообразуващо устрой-
ство за цена от нереверсивен тип, което има
устройство за нулиране. Единичната цена е це-
ната за единица обем, която се използва за от-
читане на измереното количество.