Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 33

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
1.2. Предписаната температура е 20 °С, освен
ако е определена и означена по съответния начин
друга температура от производителя.
2. Максимални допустими грешки.
2.1. Максималната допустима грешка, положи-
телна или отрицателна, в милиметри, между два
непоследователни скални знака е (a + bL), където:
—L е стойността на дължината, закръглена до
следващия цял метър;
—а и b са дадени в таблица 1.
Когато един краен интервал е ограничен от
повърхност, максималната допустима грешка на
всяко разстояние, започващо от тази точка, се уве-
личава със стойността, дадена в таблица 1.
Таблица 1
Клас на точност
a(mm)
b
c(mm)
I
0,1
0,1
0,1
II
0,3
0,2
0,2
III
0,6
0,4
0,3
D—специален клас за ролетки
с опъваща тежест(1) до 30 m (2)
включително
1,5
нула нула
S—специален клас за състав-
ни ролетки зa резервоари
За всеки 30 m дължина, кога-
то ролетката е поставена/
монтирана върху гладка
повърхност
1,5
нула нула
(1) Прилага се за комбинации между теглото на
ролетката и опъващата тежест.
(2) Ако нормалната дължина на ролетката над-
хвърля 30 m, се допуска допълнителна максимал-
на допустима грешка от 0,75 mm за всеки 30 m
дължина на ролетката.
Ролетките с опъваща тежест също могат да
бъдат от клас I и II, като в този случай за всяка
дължина между два скални знака, единият от кои-
то е върху опъващата тежест, а другият върху ро-
летката, максималната допустима грешка е 0,6 mm,
когато прилагането на формулата дава стойност,
по-малка от 0,6 mm.
Максималната допустима грешка за дължина-
та между последователни скални знаци, както и
максималната допустима разлика между два пос-
ледователни интервала са дадени в таблица 2.
Таблица 2
Дължина i
Максимална допустима
на интервала
грешка или разлика в
милиметри съгласно
класа на точност
I
II
III
i І 1 mm
0,1
0,2
0,3
1 mm < i І 1 cm
0,2
0,4
0,6
Когато линията е от сгъваем вид, свързващата
част трябва да е такава, че да не предизвиква до-
пълнителни  грешки, по-големи от  0,3 mm за клас
II и 0,5 mm за клас III.
3. Материали.
3.1. Материалите, използвани за материалните
мерки за дължина, трябва да са такива, че вариа-
циите на дължината поради температурни откло-
нения до ± 8 °С спрямо предписаната температура
да не надвишават максималната допустима греш-
ка. Това не се отнася за мерки от класове S и D,
когато производителят предвижда да се прилагат
корекции за температурно разширение на  извър-
шваните отчитания, когато е необходимо.
3.2. Мерки, направени от материал, чиито раз-
мери могат да се променят физически, когато са
подложени на относителна влажност в широк обх-
ват, могат да се използват само при клас II или III.
4. Върху мярката трябва да бъде означена но-
миналната стойност. Милиметровите скали тряб-
ва да са оцифрени на всеки сантиметър, а при мер-
ките със скално деление, по-голямо от 2 сm, всич-
ки скални знаци трябва да са оцифрени.
II. Mатериални мерки за вместимост
1. Тези изисквания се прилагат към мерките за
вместимост, използвани за продажба на напитки.
2. Мярката за вместимост може да е:
а) мярка със знак за напълване, който показва
номиналната є вместимост;
б) мярка до връх, вътрешният обем на която е
равен на номиналната є вместимост;
в) мярка за пресипване, която е предназначена
за пресипване на течността преди консумация.
3. Вместимостта е равна на вътрешния обем
при мерките до връх или на вътрешния обем до
дадения знак за напълване при мерките със знак
за напълване.
4. Изходната температура, при която се измер-
ва вместимост, е 20 °С.
5. Позицията на правилно отчитане е свобод-
ното положение на повърхността на течността.
6. Максималните допустими грешки за мерки-
те за вместимост трябва да съответстват на посо-
чените в таблица 1.
Таблица 1
Знак за
Връх
напълване
Мерки за пресипване
< 100 ml
± 2 ml
-0
+ 4 ml
і 100 ml
± 3 %
-0
+ 6 %
Мерки за продажба
на напитки
< 200 ml
± 5 %
-0
+ 10 %
і 200 ml
± 5 ml + 2,5 %
-0
+ 10 ml + 5 %
7. Мерките за вместимост трябва да са напра-
вени от материал, който има задоволителна твър-
дост и е стабилен по отношение на размерите, така
че да запазва вместимостта в границите на макси-
малната допустима грешка.
8. Мерките за пресипване трябва да са проекти-
рани така, че изменение на съдържанието, равно
на максималната допустима грешка, да предизвик-
ва изменение на нивото на течността поне с 2 mm
от върха или от знака за напълване.
9. Мерките за пресипване трябва да са проекти-
рани така, че да е възможно пълното изпразване
на течността, която се измерва.
10. Декларираната номинална вместимост тряб-
ва да бъде нанесена ясно и неизтриваемо върху
мярката.