Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
§ 258. В чл. 685 ал. 2 се изменя така: 
„(2) На контрол по реда на този раздел 
подлежат часовници, обособени като отделни 
устройства.“
§ 259. В чл. 689 се създава ал. 4:
„(4) Всички маркировки трябва да са не­
заличими и лесни за отчитане.“
§ 260. Член 691 се отменя.
§ 261. В чл. 692 се правят следните изме­
нения и допълнения: 
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Настройката на времената на пре­
включване на превключващите часовници с 
механични аналогови циферблати трябва да 
се извършва така, че:
1. в един ден да е възможно да се настрои 
времето с точност, по-голяма от ± 7,5 min, 
трябва да е възможно да се програмират 
превключвания с резолюция от 15 min или 
по-малко и да има възможност за най-малко 
две последователни превключвания за 60 min;
2. по седмичния циферблат или по съот­
ветното показващо устройство на часовника 
разликата между действителните и настрое­
ните времена на превключване да не е по-
голяма от ± 60 min, да има възможност за 
програмиране на превключвания с резолюция 
от 2 часа или по-малко и да има възможност 
за най-малко две последователни превключ­
вания най-малко в рамките на 8 часа;
3. по годишния циферблат или по съответ­
ното показващо устройство разликата между 
настроените и действителните времена на 
превключване да не е по-голяма от ± 2 дено­
нощия и да има възможност за програмиране 
на превключвания с резолюция от 4 дни или 
по-малко, да има възможност за най-малко 
две последователни превключвания в рамките 
на 16 дни.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На превключващите часовници с 
цифров дисплей трябва да е възможно да се 
определи дата и време (ден, месец, година, 
час и минута) с точност до 5 s. Трябва да е 
възможно да се определи превключването с 
резолюция от една минута, един час, един 
ден, един месец и една година.“
§ 262. Член 697 се изменя така:
„Чл. 697. Грешката на превключване на 
часовниците трябва да е:
1. за часовници с механични аналогови ци­
ферблати: за един ден действителните времена 
на превключване не трябва да се различават 
от зададените с повече от ± 7,5 min;
2. за часовници с цифрови дисплеи: дейст­
вителното време на превключване не трябва 
да се различава от определеното с повече от 
± 1 s.“
§ 263. Член 698 се изменя така: 
„Чл. 698. Грешката на часовниците с квар­
цов осцилатор трябва да е по-малка или 
равна от ± 0,5 s за 24 часа при температура 
на околната среда 23 °С. При температурни 
промени изменението на грешката не трябва 
да надвишава ± 0,15 s/°С за 24 часа.“
§ 264. Член 699 се изменя така: 
„Чл. 699. Часовниците за превключване на 
тарифни електромери с кварцов осцилатор 
трябва да запазват метрологичните си харак­
теристики по чл. 697 или чл. 698 при работа 
в работния си температурен обхват.“
§ 265. Член 700 се изменя така: 
„Чл. 700. Часовниците за превключване 
на тарифни електромери се пускат на пазара 
и/или в действие след първоначална проверка.“
§ 266. Член 701 се отменя.
§ 267. В чл. 703 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изискванията на този раздел се прила­
гат към електрокардиографи, които разполагат 
с печатащо устройство или от които може да 
се извади разпечатка на eлектрокардиограма 
чрез компютър.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 268. В чл. 704 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Електрокардиографът трябва да се 
придружава от ръководство за експлоатация и 
от необходимите приспособления за неговата 
работа: пациентен кабел, хартия, захранващ 
кабел, заземителен кабел и др.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 269. В чл. 705, т. 4 след думата „тип“ се 
добавя „или СЕ маркировка“.
§ 270. Член 706 се изменя така:
„Чл. 706. Знаците от метрологичния кон­
трол трябва да се поставят на видимо място 
върху електрокардиографа.“
§ 271. Член 707 се отменя.
§ 272. Член 709 се изменя така: 
„Чл. 709. (1) Относителната грешка от 
измерване на напрежение δU трябва да е в 
границите ± 5 %.
(2) Относителната грешка от измерване на 
интервал от време δТ трябва да е в границите 
± 5 %.
(3) Относителните грешки на вътрешния 
калибратор δUк и на маркера за време δТк 
трябва да са в границите ± 5 %.
(4) Относителната грешка от настройка на 
чувствителността δS трябва да е в границите 
± 5 %.
(5) Относителната грешка на скорост на 
движение на носителя на запис δV трябва да 
е в границите ± 5 %.
(6) Времеконстантата ТС трябва да е по-
голяма от 3,2 s. Ако производителят е предви­
дил и други стойности на времеконстантата, 
те трябва да са допълнение към основната 
времеконстанта.
(7) Амплитудно-честотната характеристика 
на електрокардиографа трябва да покрива 
поне честотния обхват от 0,05 Hz до 100 Hz.