Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 71

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
6. форма на линията—пълната широчина на
линията на 1/10 от максимума (FWTM) и пъл-
ната широчина на линията на 1/2 от максиму-
ма (FWHM).
Чл. 630. (1) Допустимите грешки на систе-
мите за измерване на инкорпорираната в чо-
вешкото тяло активност трябва да са определе-
ни при условия, които са в рамките на гранич-
ните стойности на влияещите величини.
(2) Радиационният гама-фон на околната
среда трябва да бъде по-малък от 0,25 µGy.h-1.
(3) Метрологичните характеристики на сис-
темите за измерване на инкорпорираната в
човешкото тяло активност трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. енергиен обхват: от 50 kеV до 2000 kеV;
2. разделителната способност FWHM(1332)
да е по-малка или равна на 2,2 kеV;
3. относителната ефективност да е по-голя-
ма или равна на 20 %;
4. МDА за 60Co да е по-малка или равна на
200 Bq с човек в защитата.
Чл. 631. Максимално допустимата грешка на
показанието на системите за измерване на ин-
корпорираната в човешкото тяло активност,
оценена с определен сертифициран сравните-
лен материал, трябва да е 20 %.
Чл. 632. Системите за измерване на инкор-
порираната в човешкото тяло активност се
пускат на пазара и/или в действие след първо-
начална проверка и подлежат на последващи
проверки.
Чл. 633. (1) Първоначалната проверка на
системите за измерване на инкорпорираната в
човешкото тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност:
FWHM(1332) и FWHM(122);
2. проверка на формата на линията FWTM/
FWHM(1332);
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на часовника за реално време;
6. проверка на софтуера;
7. установяване с контролни източници на
две стойности на абсолютната ефективност при
определени условия на измерване.
(2) Последващата проверка на системите за
измерване на инкорпорираната в човешкото
тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност:
FWHM(1332) и FWHM(122);
2. проверка на формата на линията FWTM/
FWHM(1332);
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на часовника за реално време;
6. проверка на възпроизводимостта на уста-
новените с контролни източници две стойнос-
ти на абсолютната ефективност при определе-
ните условия на измерване.
(3) Системите за измерване на инкорпори-
раната в човешкото тяло активност се предста-
вят за проверка след извършване на необходи-
мите за работата им настройки и калибриране.
Чл. 634. Използваният при изследванията
сравнителен материал (фантом) трябва да има
посочени следните характеристики:
1. тип на фантома—торс, цяло тяло;
2. възможност за моделиране на човешки
тела с различни размери и геометрии;
3. видове използвани радионуклиди, разпо-
ложение, хомогенност, вид (точкови или др.) и
брой на модулите;
4. срок на годност.
Раздел XXVIII
Уреди и системи за контрол на радиоактивни
емисии в околната среда
Чл. 635. Уредите и системите за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда са сред-
ства за измерване, предназначени за измерва-
не на активността на радионуклиди, извежда-
ни в околната среда.
Чл. 636. (1) Уредите и системите за контрол
на радиоактивни емисии в околната среда трябва
да са конструирани за осигуряване на непре-
късната работа. Те трябва да са конструирани
така, че резултатите от измерване да се запаз-
ват при отпадане на захранването за определен
интервал от време.
(2) Производителят трябва да определи пе-
риод за периодична поддръжка и профилакти-
ка и ясно да ги опише в инструкции.
(3) Уредите и системите трябва да са конст-
руирани така, че да са максимално нечувстви-
телни към всички електромагнитни полета и
йонизиращи лъчения освен към този вид йони-
зиращо лъчение, което се измерва.
Чл. 637. Уредите и системите за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда трябва
да включват един или няколко детектора и ако
е необходимо—едно или няколко от следните
устройства:
1. входяща и изходяща тръба;
2. устройство, необходимо за задържане на
кратко живеещи нуклиди;
3. устройство за вземане на проби за лабора-
торен анализ;
4. устройства за калибриране с еталонен
радиоактивен източник;
5. устройство за охлаждане на детектора;
6. филтриращи устройства;
7. устройство за защита на детектора от окол-
ния гама-фон.
Чл. 638. (1) Скалата трябва да е градуирана
в единици за активност или в единици на друга
подходяща производна величина.
(2) Скалата може да е линейна, логаритмич-
на или цифрова в зависимост от целта на измер-
ването.
Чл. 639. Уредите и системите за контрол на
радиоактивни емисии в околната среда трябва
да имат индикация за:
1. включен уред;
2. включена помпа (ако е подходящо);
3. подадено напрежение на детектора;
4. охлаждане на детектора и/или ниво на
охлаждащата течност в съда;