Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 61

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  61   
в действие след одобряване на типа и след 
първоначална проверка и подлежат на пос­
ледващи проверки.
Чл. 446. (1) За извършване на метрологичен 
контрол на анализаторите за алкохол в дъха 
се използват парогазови смеси с температура 
34 °С ± 0,5 °С и с номинални стойности на 
масови концентрации от 0 mg/l до 0,05 mg/l, 
0,10 mg/l, 0,25 mg/l, 0,40 mg/l, 0,70 mg/l, 
0,95 mg/l, 1,50 mg/l, 1,90 mg/l.
(2) За обхват на анализатора за алкохол 
в дъха над 2 mg/l използваната масова кон­
центрация трябва да бъде равна на 90 % от 
горната граница на обхвата.
(3) Парогазовите смеси се получават на 
изхода на газгенератор от водни разтвори на 
етилов алкохол съгласно приложение № 29.
Чл. 447. Първоначалната и последващите 
проверки се извършват с парогазови смеси 
най-малко в 3 точки от обхвата на измерване.
Раздел XХVIII 
Таксиметрови апарати
Чл. 448. (1) Таксиметровите апарати са 
средства за измерване, монтирани в такси­
метровите автомобили, предназначени да 
изчисляват и показват сумата, дължима при 
ползване, на базата на изминатото разстояние 
и/или продължителността на наемането на 
автомобила.
(2) Таксиметровите апарати се предоставят 
на пазара и/или се пускат в действие след 
оценено и удостоверено съответствие със съ­
ществените изисквания, определени по реда 
на Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на средства за 
измерване.
(3) Таксиметровите апарати, монтирани в 
автомобил, подлежат на последващи проверки 
по реда на тази наредба.
Чл. 449. (1) Последващата проверка на 
таксиметровите апарати, монтирани в авто­
мобил, се извършва заедно с генератора на 
сигнали за разстояние. 
(2) Последващата проверка включва:
1. външен оглед;
2. изследване на съответствието на управ­
ляващата програма;
3. функционална проверка;
4. при изчисляване на таксата на базата на 
прилагане на тарифата за време под скоростта 
на превключване и на прилагане на тарифата 
за разстояние над скоростта на превключване: 
а) изследване при измерване на време за 
престой;
б) изследване при измерване на разстояние;
5. при изчисляване на таксата на базата 
на едновременно прилагане на тарифата за 
време и на тарифата за разстояние за цялото 
пътуване – изследване при едновременно 
измерване на време и разстояние.
(3) Максималните допустими грешки са, 
както следва:
1. за изминало време: ± 0,2 % – при изчис­
ляване на таксата на базата на едновременно 
прилагане на тарифата за време и на тарифата 
за разстояние за цялото пътуване;
2. за време за престой: ± 1 s за минута – при 
изчисляване на таксата на базата на прила­
гане на тарифата за време под скоростта на 
превключване и на прилагане на тарифата за 
разстояние над скоростта на превключване;
3. за изминато разстояние: ± 2 %.
Раздел XХIХ 
Изисквания към софтуера, използван
в средствата за измерване
Чл. 450. (1) Когато средството за измерване 
е със софтуер, който е определящ за метроло­
гичните характеристики, софтуерът трябва да 
подлежи на идентифициране като съответно 
програмно осигуряване, идентификацията 
му да се извършва лесно, да е защитен и да 
съхранява данни за евентуална намеса.
(2) Данните от измерване, софтуерът по 
ал. 1 и данните за метрологичните характе­
ристики, които се съхраняват или предават, 
трябва да бъдат защитени срещу случайна 
или умишлена намеса.
(3) Метрологичните характеристики на 
средство за измерване не трябва да се влия­
ят от свързването на друго устройство към 
него, от характеристиките на свързваното 
устройст во или от устройство, което е свър­
зано дистанционно с него.
(4) Когато средството за измерване е снаб­
дено със софтуер, който осигурява и други 
функции освен измервателните, частта от 
софтуера, която е определяща за метрологич­
ните характеристики, трябва да подлежи на 
идентифициране и да не се влияе от средст­
вото за измерване.
Г л а в а  т р е т а
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Раздел I 
Общи разпоредби
Чл. 451. Редът за извършване на контрол 
на средствата за измерване включва:
1. ред за одобряване на типа на средствата 
за измерване и за отмяна на одобряването на 
типа на средствата за измерване;
2. ред за водене на регистъра на одобрените 
за използване типове средства за измерване;
3. ред за вписване в регистъра на типове 
средства за измерване съгласно чл. 2, ал. 4;
4. ред за извършване на първоначална 
проверка на средствата за измерване;
5. ред за извършване на последваща про­
верка на средствата за измерване.