Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 47

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47   
(2) Уредите и системите трябва да запазват 
пълната си работоспособност след 10-кратно 
претоварване на обхвата на измерване в про­
дължение на 5 min.
Чл. 325. Стационарните системи за радиа­
ционен контрол трябва да са конструирани 
така, че да осигуряват непрекъсната работа 
и резултатите от измерване да се запазват 
при отпадане на захранването за определен 
интервал от време.
Чл. 326. Уредите, които измерват екви­
валентна доза, мощност на еквивалентната 
доза от фотонно лъчение, замърсеност на 
повърхности и концентрация на радиоактивни 
аерозоли и газове, могат да имат контролен 
радиоактивен източник, който да позволява 
периодично да се проверява изправността им.
Чл. 327. (1) Системите за радиационен 
контрол трябва да са конструирани така, че 
да има възможност за периодична проверка 
на изправността им.
(2) Устройствата за управление и измерване 
на системите трябва да са конструирани така, 
че да се свързват и управляват от централен 
пулт за управление и резултатите от измерване 
да се изпращат до този пулт.
(3) Устройствата за подаване на алармен 
сигнал трябва да са подходящи за целта на 
измерването. Сигналът трябва да е светлинен 
и звуков и да се дублира в централния пулт 
за управление.
(4) Всички устройства за подаване на 
алармен сигнал трябва да могат да се прове­
ряват за работоспособност от оператора на 
централния пулт за управление.
Чл. 328. (1) Минималният предписан об­
хват на уредите за измерване на мощност на 
еквивалентна доза от фотонно лъчение е от 
1 µSv/h до 10 mSv/h.
(2) Минималният предписан обхват на ста­
ционарните системи за радиационен контрол 
е от 0,1 µSv/h до 1,0 Sv/h.
(3) Горната граница на минималния пред­
писан обхват на уредите за измерване на 
замърсеност на повърхности с радиоактивни 
вещества е 1,0.105 cm-2.s-1.
(4) Когато горната граница на обхвата, 
декларирана от производителя, е по-ниска от 
предписаната, това трябва да бъде специално 
отбелязано върху уреда.
Чл. 329. За уредите, които измерват за­
мърсеност на повърхности с радиоактивни 
вещества и концентрация на радиоактивни 
аерозоли и газове във въздуха, трябва да е 
посочен алгоритъм за определяне на минимал­
но детектируемата активност или минимално 
детектируемата концентрация на активността 
и условията, при които се определя.
Чл. 330. (1) Минималният предписан об­
хват на уредите за измерване на концентра­
ция на радиоактивни аерозоли и газове във 
въздуха е:
1. за аерозоли (включително дъщерните 
продукти на радона) – от 10 Bq/m3 до 105 Bq/m3;
2. за газове – от 103 Bq/m3 до 106 Bq/m3.
(2) Минималният предписан обхват на 
уредите за измерване на еквивалентна доза 
и/или мощност на еквивалентната доза и/
или поток и плътност на потока неутрони е:
1. за еквивалентна доза – от 10 µSv до 1,0 Sv;
2. за мощност на еквивалентната доза – от 
10 µSv/h до 1,0 Sv/h;
3. за поток неутрони – от 102 cm-2 до 105 cm-2;
4. за плътност на потока неутрони – от 
101 cm-2.s-1 до 104 cm-2.s-1.
(3) Когато горната граница на обхвата, 
декларирана от производителя, е по-ниска от 
предписаната, това трябва да бъде специално 
отбелязано върху уреда.
Чл. 331. (1) При предписани условия на 
функциониране и когато уредите са настроени 
съгласно предписанията на производителя, 
максималната допустима грешка не трябва 
да надвишава:
1. за уредите за измерване на еквивалентна 
доза и мощност на еквивалентна доза ± 20 % ;
2. за уредите за измерване на замърсеност 
на повърхности с радиоактивни вещества 
± 25 %;
3. за уредите за измерване на концентрация 
на радиоактивни аерозоли и газове ± 40 %;
4. за уредите за измерване на еквивалентна 
доза и мощност на еквивалентната доза и/или 
поток и плътност на потока неутрони ± 25 %.
(2) Когато системите за радиационен кон­
трол са настроени съгласно предписанията 
на производителя, максималната допустима 
грешка не трябва да надвишава ± 20 %.
Чл. 332. Статистическите флуктуации на 
показанията на уредите за измерване на ек­
вивалентна доза и мощност на еквивалентна 
доза от фотонно лъчение трябва да са в след­
ните граници:
1. не повече от 15 % за доза (мощност на 
дозата), не по-голяма от 1 µSv (1 µSv/h);
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата 
(мощност на дозата) в µSv (µSv/h), за доза 
(мощност на дозата) от 1 µSv до 11 µSv (от 
1 µSv/h до 11 µSv/h);
3. не повече от 5 % за доза (мощност на 
дозата), по-голяма от 11 µSv (11 µSv/h).
Чл. 333. Показанията на уредите за из­
мерване на еквивалентна доза и мощност на 
еквивалентна доза от фотонно лъчение трябва 
да са в границите от минус 29 % до 67 % за 
енергия на фотоните от 80 keV до 1,5 МeV 
или от 20 keV до 150 keV и ъгли на облъчване 
от 0° до ± 45°. За ъгли на облъчване от 0° до 
± 90° отклонението трябва да е посочено от 
производителя.
Чл. 334. (1) Преносимите и транспорти­
руемите уреди за радиационен контрол се 
предоставят на пазара и/или се пускат в дейст­