Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 19

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19   
Чл. 105. (1) На първоначална проверка се 
подлагат само неделими водомери, които са 
били одобрени като неделими водомери или 
като съвместими самостоятелно одобрени 
възли и сглобени като неделими водомери.
(2) Водомери с еднакви размери и от един 
и същ тип могат да се изпитват свързани 
последователно. В такъв случай налягането 
на водата на изхода на последния водомер 
в поредицата трябва да бъде по-голямо от 
30 kPa (0,3 bar).
(3) Първоначалната проверка на водомери 
включва:
1. проверка на грешката на показанията на 
водомерите при измерване на действителния 
обем, като се определя най-малко при след­
ните три номинални стойности на разхода 
Q1, Q2 и Q3;
2. проверка на грешката на показанията 
на комбинираните водомери при измерване 
на действителния обем, като се определя най-
малко при следните номинални стойности на 
разхода Q1, Q2, Q3 и Qх2;
3. проверка за херметичност, при която 
водомерът трябва да издържи без пропускане 
или просмукване на вода през стените наля­
гане, равно на 1,6 пъти максималното работно 
налягане за период 1 минута.
(4) Температурата на водата по време на 
проверката трябва да е в интервала между 
10 °C и 30 °C.
(5) Грешките, установени при всяка от 
посочените в ал. 3 стойности на разхода, не 
трябва да превишават максималните допус­
тими грешки за съответния клас на точност.
Чл. 106. (1) Последващата проверка на 
водомерите включва:
1. проверка на грешката на показанията на 
водомерите при измерване на действителния 
обем, като се определя най-малко при стой­
ности на разхода Q1, Q2 и Q3;
2. проверка на грешката на показанията 
на комбинираните водомери при измерване 
на действителния обем, като се определя 
най-малко при стойности на разхода Q1, Q2, 
Q3 и Qх2;
3. проверка за херметичност, при която 
водомерът трябва да издържи без пропускане 
или просмукване на вода през стените при 
налягане, равно на 1,6 пъти максималното 
работно налягане за период 1 минута.
(2) Грешките, установени при всяка от 
посочените по ал. 1 стойности на разхода, не 
трябва да превишават максималните допус­
тими грешки за съответния клас на точност.
(3) Температурата на водата по време на 
проверката трябва да е в интервала между 
10 °C и 30 °C.
Чл. 107. При първоначална и последваща 
проверка, ако всички грешки в измервателния 
обхват на водомера са с един и същ знак, поне 
една от грешките трябва да бъде по-малка от 
половината от стойността на максималната 
допустима грешка.
Чл. 108. Стойностите на разхода, при които 
се определя максималната допустима грешка 
на разходомерите за нечиста вода от одобрен 
тип преди влизането в сила на тази наредба, 
и техните максимални допустими грешки са 
посочени в приложение № 15.
Раздел IX
Измервателни системи за непрекъснато и ди­
намично измерване на количества течности, 
различни от вода
Чл. 109. (1) Измервателна система за непре­
къснато и динамично измерване на количества 
течности, различни от вода, е система, която 
се състои от разходомер и всички устройства, 
необходими за осигуряване на правилното 
измерване или които са предназначени за 
улесняване на измервателните операции.
(2) Измервателните системи по ал. 1 са 
предназначени за непрекъснато и динамично 
измерване на количество (обем или маса) 
течности, различни от вода, и се състоят от 
разходомер, хидравлична система и точка на 
предаване.
Чл. 110. Измервателните системи за теч­
ности, различни от вода, се предоставят на 
пазара и/или се пускат в действие след оценено 
и удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, 
и подлежат на последващи проверки по реда 
на тази наредба.
Чл. 111. (1) Ако няколко разходомера, 
предназначени за отделни измервателни опе­
рации, работят заедно с общи компоненти, 
всеки разходомер заедно с общите компоненти 
формира една измервателна система.
(2) Когато се извърши ремонт на част от 
измервателна система, която не е обща за 
другите измервателни системи (разходомер, 
импулсен преобразувател), се запазва перио­
дът на валидност на последващата проверка 
на всички измерватени системи в състава на 
средството за измерване. Проверената измер­
вателна система след ремонт се удостоверява 
само с пломба. Не се променя валидността 
на стикера от предходна периодична проверка 
на средството за измерване.
(3) Когато се извърши ремонт на част, коя­
то е обща за няколко измервателни системи 
(електронен блок, контролер на измервателна 
система), то последваща проверка след ремонт 
се извършва на всички измервателни системи, 
за които тази част е обща, и проверката се 
удостоверява със знак за последваща проверка 
с нов срок на валидност.
Чл. 112. (1) За измервателни системи за 
течности, различни от вода, максималната 
допустима грешка на показанието за коли­