Държавен вестник, бр. 51, 2006 г., стр. 101

Б Р О Й  51
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  101
Vh—подгряван многопътен клапан;
Q—бързодействащ съединител, който позволя-
ва пробата въздух от околната среда ВА да бъде
анализирана от подгреваемия пламъчно-йониза-
ционен детектор HFID;
HFID—(анализатор на въглеводороди) подгре-
ваем пламъчно-йонизационен детектор;
R и I—средства за интегриране и регистриране
на моментните концентрации на въглеводороди;
Lh—подгряван тръбопровод за взимане на
проби.
Температурата на всички подгрявани компо-
ненти да е 463 К (190 °С) ± 10 К.
Система за взимане на проби от частици:
S4 е сонда за взимане на проби в тунела за раз-
реждане;
Fp—филтър, състоящ се от два последователни
филтъра; превключвател за успоредно монтиране
на други двойки последователни филтри;
тръбопровод за взимане на проби;
помпи, регулатори на дебита, разходомери.
3.2. Тръба на Вентури с критичен поток (CFV-
CVS) (фиг. 6.4)
3.2.1. Използването на тръба на Вентури с кри-
тичен поток във връзка с процедурата за взимане
на проби с постоянен поток (CVS) се основава на
принципите на механиката на флуидите при кри-
тичен поток. Променливият дебит на сместа от
разредени отработили газове се поддържа със ско-
ростта на звука, която е пропорционална на корен
квадратен от температурата на газа. Потокът се
следи непрекъснато, пресмята се и се интегрира
по време на изпитването.
Използването на допълнителна тръба на Вен-
тури с критичен поток за взимане на проби осигу-
рява пропорционалността на взетите газови про-
би. Тъй като двете величини (температура и наля-
гане) са еднакви и при двата входа на тръбата на
Вентури обемът на отклонения за проби газов поток
е пропорционален на общия обем на сместа от
разредените отработили газове, с което се изпъл-
няват изискванията на това приложение.
3.2.2. На фиг. 6.4 е показана примерна схема на
такава система за взимане на проби. Допуска се и
различна конфигурация на системата, ако се пос-
тига същата точност на резултатите. Допуска се
използването на допълнителни елементи като уре-
ди, клапани, електромагнити и превключватели,
за да се осигури допълнителна информация и да
се координира действието на елементите на сис-
темата.
3.2.3. Оборудването за взимане на проби се със-
тои от:
3.2.3.1. филтър за въздух за разреждане D, пред-
варително подгрят при необходимост; филтърът
съдържа активен въглен, поставен между два слоя
хартия, и се използва, за да се намалят и стабили-
зират смущенията от емисиите на въглеводороди
във въздуха за разреждане;
3.2.3.2. смесителна камера М за хомогенно смес-
ване на отработили газове и въздух;
3.2.3.3. сепаратор тип “циклон” CS за извлича-
не на частиците;
3.2.3.4. две сонди за взимане на проби S1 и S2 от
въздух за разреждане и от сместа разредени отра-
ботили газове/въздух;
3.2.3.5. тръба на Вентури с критичен поток SV
за взимане на проби, служеща за осигуряване на
пропорционални проби от разредени отработили
газове при сондата S2;
3.2.3.6. филтър F за извличане на твърди части-
ци от газовия поток, отклонен за анализ;
3.2.3.7. помпи Р за събиране на част от потока
въздух и разредени отработили газове в торби по
време на изпитването;
3.2.3.8. регулатори на дебит N, които служат за
осигуряване на постоянен еднороден поток на га-
зовите проби, взети по време на изпитването от
сондите за взимане на проби S1; потокът на газо-
вите проби да е такъв, че в края на всяко изпитване
количеството на пробите да е достатъчно за ана-
лиз (~10 l/min);
3.2.3.9. демпфер PS в тръбопровода за взимане
на проби;
Фиг. 6.4. Система за взимане на проби с
постоянен обем с тръба на Вентури с критичен
поток (CFV-CVS)
3.2.3.10. разходомери FL за регулиране и следе-
не на потока газови проби по време на изпитвания;
3.2.3.11. бързодействащи електромагнитни кла-
пани V за отклоняване на постоянен поток от га-
зови проби в торбите за взимане на проби или към
изхода на системата;
3.2.3.12. газонепропускливи бързозаключващи
се свързващи елементи Q между бързодействащи-
те клапани и торбите за взимане на проби; връзки-