Държавен вестник, бр. 1, 2007 г., стр. 122

С Т Р .  122
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  1
За NMHC трябва да се използва автоматичен
газов хроматограф GC с FID. Взема се проба от
отработилите газове в камерата за вземане на про-
би, от която една част се впръсква в газовия хрома-
тограф GC. Пробата се разделя на две части (CH4/
въздух/CO и NMHC/CO2/H2O ) в колоната на Пора-
пак. С помощта на колона с молекулярни сита CH4
се отделя от въздуха и от СО, преди да премине във
FID, където се измерва неговата концентрация.
Един пълен цикъл от впръскването на една проба
до впръскването на следващата проба се изпълня-
ва за 30 s. За определяне на NMHC концентрацията
на CH4 трябва да сe извади от общата концентра-
ция на HC (приложение № 8, част 3, т. 4.3.1).
На фиг. 8 е показан типичен газов хроматограф
GC, комплектуван за определяне на CH4 по обик-
новен начин. Могат да се използват и други методи
на газовата хроматография GC, когато те се осно-
вават на възприетата технология.
Фиг. 8. Схема на система за анализ на дебита на
метана (метод “газова хроматография”)
Компоненти от фиг. 8
Колона на Порапак—РС—преди началото на
нейното използване колоната на Порапак N, 180/
300 µm (мрежа 50/80), дължина 610 mm, вътрешен
диаметър 2,16 mm, се поставя с газ носител за не
по-малко от 12 h при температура от 423 K (150 °C).
Колона с молекулярно сито—MSC—преди на-
чалото на нейното използване колоната тип 13Х,
250/350 µm (мрежа 45/60), дължина 1220 mm, вътре-
шен диаметър 2,16 mm, се поставя с газ носител за
не по-малко от 12 h при температура 423 K (150 °C).
Пещ—OV—за поддържане на стабилна темпе-
ратура на колоните и клапаните за осигуряване ра-
ботата на анализатора и за кондициониране на
колоните при 423 K (150 °C).
Тръба с форма на примка за пробата—SLP—
тръба от неръждаема стомана с достатъчна дъл-
жина и обем за побиране на количество приблизи-
телно 1 сm3.
Помпа—Р—за подаване на пробата към газо-
вия хроматограф.
Изсушител—D—използва се изсушител с мо-
лекулярно сито за отстраняване на водата и дру-
гите замърсители, които могат да се намират в
газа носител.
HC—пламъчно-йонизационен детектор (FID) за
измерване концентрацията на метана.
Клапан за впръскване на пробата—V1—за
впръскване на пробата, получена от камерата за
вземане на проби чрез SL, показано на фиг. 7. Той
трябва да има малък мъртъв обем, херметичен за
газа и с възможност да се нагрява до 423 К (150 °C).
Разпределителен клапан—V3—за превключва-
не на еталонния газ, на проба или за прекъсване на
потока.
Иглени клапани—V2, V4, V5, V6, V7, V8—за ре-
гулиране на потоците в системата.
Регулатори на налягането—R1, R2, R3—за кон-
тролиране на дебитите на горивото, въздуха, про-
бата или на газа—носител.
Капилярна тръба за потока—FC—за контроли-
ране скоростта на потока въздух към FID.
Манометри—G1, G2, G3—за контролиране на
наляганията на горивото, въздуха, пробата или на
газа—носител.
Филтри—F1, F2, F3, F4, F5—металокерамични
филтри за предотвратяване попадането на малки
твърди частици в помпата или уреда.
Разходомер—FL 1—за измерване стойността на
дебита на пробата през отклонението.
1.3.2. Метод с използване на сепаратор (отделя-
не) на неметановите фракции (NMC, фиг. 9)
С изключение на CH4, сепараторът окислява
всички въглеводороди до CO2 и H2O така, че при
преминаване на пробите през NMC се регистри-
ра само CH4. Когато се използва камера за взема-
не на проби, на SL трябва да бъде поставена сис-
тема за отклоняване на потока (виж т. 1.2, фиг. 7),
с помощта на която потокът може да бъде пуснат
през или да заобиколи сепаратора, в съответст-
вие с горната част на фиг. 9. За измерване на
NMНC двете стойности (HC и CH4) се наблюда-
ват на FID и се записват. Когато се прилага мето-
дът на интегрирането, NMC и свързаният с него
втори FID, се инсталират успоредно на нормал-
ния FID по направление HSL1 (виж т. 1.2, фиг. 7)
съгласно долната част от фиг. 9. За измерване
NMНC се наблюдават и записват стойностите на
двата FID (HC и CH4).
Сепараторът трябва да бъде загрят до темпера-
тура 600 K (327 °C) или повече до началото на из-
питването за оценяване на неговия каталитичен
ефект върху стойностите на CH4 и C2H6, при съот-
ветните стойности на H2O, отразяващи условията
на потока отработили газове. Трябва да бъдат из-
вестни точката на втечняване и нивото на О2 в
пробата отработили газове. Записва се относител-
ната чувствителност на FID за CH4 (приложение
№ 8, част 6, т. 1.8.2 ).
Интегрален метод
Фиг. 9. Схема за анализ на метана със сепаратор на
неметанови фракции (NMC)