Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 21

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21   
1. при периодична проверка – по едно 
измерване на минималния разход и на мак­
симално достижимия разход;
2. при последваща проверка след ремонт:
а) освен измерванията в стойностите на 
разхода по т. 1 – повторно измерване в мак­
симално достижимия разход; 
б) трето измерване в максимално достижи­
мия разход, ако грешката при едно от двете 
предходни измервания надхвърля максимал­
ната допустима грешка, като в този случай 
средната стойност на грешката на показанието 
от трите измервания не трябва да превишава 
максималната допустима грешка.
(3) Измерваното количество трябва да 
бъде избрано така, че да бъде по-голямо от 
следните стойности:
1. пет пъти минималното измерено коли­
чество;
2. количеството, преминало за 60 s при 
измервания разход;
3. 2000 пъти скалното деление на показва­
щото устройство.
Чл. 116. (1) Последващата проверка на из­
мервателната система за течности, различни 
от вода, се извършва при условия на функцио­
ниране на мястото, където е монтирана, и с 
течността, за която е предвидена системата.
(2) Последващата проверка на измервател­
ната система включва:
1. изследване съответствието на измерва­
телната система, включително на разходомера 
и на допълнителните устройства;
2. изследване на метрологичните харак­
теристики на разходомера и допълнителните 
устройства в измервателната система;
3. изследване на устройството за отстра­
няване на газове, ако има такова, като не 
е необходимо да се проверява дали се над­
вишава максималната допустима грешка за 
това устройство;
4. изследване настройката на устройството 
за регулиране на налягането;
5. изследване за отклоненията във вътреш­
ния обем на маркучите при система „пълен 
маркуч“.
Раздел X
Нивомерни измервателни системи
Чл. 117. (1) Изискванията на този раздел се 
отнасят за нивомерните измервателни системи, 
които се използват за измерване на наличния 
обем течност в резервоара и измерване на 
обема течност при получаване (доставка) и 
предаване на течни горива в търговски обекти 
за течни горива, задължително използващи 
електронни системи с фискална памет (ЕСФП).
(2) Изискванията на раздела не се отна­
сят за нивомерни измервателни системи, 
използвани при продажби на течни горива 
от данъчен склад по смисъла на Закона за 
акцизите и данъчните складове или продажба 
на керосин, предназначен за зареждане на 
граждански въздухоплавателни средства чрез 
летищен оператор или оператор по наземно 
обслужване.
Чл. 118. (1) Нивомерните измервателни 
системи се състоят от:
1. стационарен резервоар за измерване, 
снабден със спомагателни и допълнителни 
устройства;
2. електронен автоматичен нивомер;
3. температурни сензори/термометри.
(2) Стационарните резервоари по ал. 1, т. 1 
са предназначени за съхранение на светли 
петролни продукти при атмосферно налягане 
или на втечнени въглеводородни газове (LPG) 
под налягане.
(3) Електронните автоматични нивомери 
по ал. 1, т. 2 са средства за измерване и по­
казване на нивото на течността в стационар­
ните резервоари с постоянни характеристики 
и се състоят най-малко от сензор за ниво на 
течността, преобразувател и калкулатор с 
показващо устройство.
Чл. 119. (1) Определянето на обема с ниво­
мерна измервателна система се осъществява 
чрез измерване на ниво и температура и 
изчисляване на обема при работни и базови 
условия.
(2) Измерването на ниво се извършва с 
електронен автоматичен нивомер – нивомер 
с поплавъци/дисплейсери с магнитен или 
магнито-стриктивен електронен детектор, 
ултразвуков нивомер, радарен нивомер или 
други безконтактни нивомери.
(3) Измерването на температурата се из­
вършва с температурни сензори или термо­
метри, разположени така, че да позволяват 
определяне на средната температура на обема 
течност в резервоара. Допуска се температур­
ните сензори да бъдат монтирани в сензора за 
ниво. Минималният брой на температурните 
сензори трябва да е:
1. четири – при височина на резервоара 
до 9 метра;
2. пет – при височина на резервоара от 9 
до 15 метра;
3. шест – при височина на резервоара над 
15 метра.
(4) Изчисляването на обема на течността в 
резервоара при условия на функциониране и 
при базови условия (при базова температура 
15 °С) се извършва чрез калкулатор, който 
използва данни от калибровъчната таблица 
на резервоара, таблицата за коригиране на 
обема при привеждане към базови условия и 
нивото на течността, измерено от електрон­
ния нивомер.
Чл. 120. (1) Резервоарите по чл. 118, ал. 1, 
т. 1 трябва да са с конструкция, положение 
и условия на употреба, които отговарят на 
нормативните изисквания за съхранение на