Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 112

СТР.  112	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
1.2. Референтната температура е 20 °C, освен 
ако не е определена и съответно отбелязана върху 
мярката друга температура от производителя.
2. Максимално допустими грешки 
Максимално допустимата грешка (МДГ), 
положителна или отрицателна, изразена в mm, 
между два непоследователни скални знака е 
(a + bL), където:
а) „L“ е стойността на дължината, закръглена 
нагоре до следващия цял метър;
б) „a“ и „b“ са дадени в таблица 1.
Когато краен интервал е ограничен от повърх-
ност, МДГ за всяко разстояние, което започва 
от тази точка, се увеличава със стойността, 
посочена в таблица 1.
Таблица 1
Клас на точност
a (mm)
b
c (mm)
I
0,1
0,1
0,1
II
0,3
0,2
0,2
III
0,6
0,4
0,3
D – специален клас за ро-
летки с опъваща тежест(1) 
До 30 m включително(2) 
1,5
нула
нула
S – специален клас за 
ролетките за измерване 
на резервоари. За всяка 
дължина от 30 m, когато 
ролетката е поставена 
върху плоска повърхност
1,5
нула
нула
(1) Прилага се за комбинациите ролетка/опъ-
ваща тежест. 
(2) Когато номиналната дължина на ролетката 
е повече от 30 m, се допуска допълнителна 
МДГ от 0,75 mm за всеки 30 m от дължината 
на ролетката.
Ролетките с опъваща тежест могат също така 
да са от клас I или II, като в този случай за всяка 
дължина между два скални знака, единият от 
които е нанесен на опъващата тежест, а другият 
върху ролетката, МДГ е ± 0,6 mm, когато при-
лагането на формулата дава стойност, която е 
по-малка от 0,6 mm.
МДГ за дължината между последователните 
скални знаци, както и максималната допустима 
разлика между два последователни интервала са 
посочени в таблица 2.
Таблица 2
Дължина i на 
интервала
МДГ или разлика в милиметри 
според класа на точност
I
II
III
i ≤ 1 mm
0,1
0,2
0,3
1 mm < i ≤ 1 cm
0,2
0,4
0,6
Когато мярката е сгъваема, рамото не трябва 
да води до допълнителни грешки към горепосо-
чените, които да надвишават: 0,3 mm за клас II 
и 0,5 mm за клас III.
3. Материали
3.1. Материалите, използвани за материални-
те мерки за дължина, трябва да са такива, че 
вариациите на дължината поради температур-
ни отклонения до ± 8 °С спрямо референтната 
температура да не надвишават МДГ. Това не се 
отнася до мерките от класове „S“ и „D“, за които 
производителят предвижда при необходимост да 
се прилагат съответни корекции за температурно 
разширение към извършените отчитания.
3.2. Мерки, изработени от материали, чиито 
размери се променят значително под влияние на 
относителна влажност в широк обхват, могат да 
бъдат единствено причислени към клас II или III.
4. Маркировки
Върху мярката трябва да бъде означена 
номиналната стойност. Милиметровите скали 
трябва да се оцифрени на всеки сантиметър, а 
при мерките със скално деление, по-голямо от 
2 cm, всички скални знаци трябва да са оцифрени.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
F1 или D1 или B + D или H или G.
Раздел II
Материални мерки за вместимост
Съответните съществени изисквания на 
приложение № 10, специфичните изисквания и 
процедурите за оценяване на съответствието, 
изброени в настоящия раздел, се прилагат за 
материалните мерки за вместимост, определени 
по-долу. Изискването за прилагане на копие от 
декларациите за съответствие обаче може да 
бъде тълкувано като прилагащо се по-скоро към 
партида или пратка, отколкото към всяко отделно 
средство за измерване. Също така не се прилага 
изискването върху средството за измерване да 
фигурира информация за точността му.
Определения
Материална 
мярка за
вместимост
Мярка за вместимост (като 
чаша за пиене, кана или ме-
тална мярка за пресипване), 
предназначена да определя за-
даден обем течност (различна 
от фармацевтичен продукт), 
която се продава за непосред-
ствена консумация.
Мярка със знак 
за напълване
Материална мярка за вмес-
тимост с разчертана мярка, 
която да показва номиналната 
вместимост.
Мярка до връх Материална мярка за вмести-
мост, при която вътрешният 
обем е равен на номиналната 
вместимост.
Мярка за пре-
сипване
Материална мярка за вмести-
мост, предназначена за пре-
сипване на течността преди 
консумация.
Вместимост
Вътрешният обем до ръба при 
мерките до връх или вътреш-
ният обем до знака за напъл-
ване при мерки със знак за 
напълване.
Специфични изисквания
1. Референтни условия
1.1. Температура: референтната температура 
за измерване на вместимост е 20 °C.