Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 92

СТР.  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
OD с воала. 
При цифрови 
преобразуватели (CR и 
DR): възд. керма на 
входа на 
преобразувателя да е под
10 μGy 
с воала. 
 
4.4. Повторяемост 
при избор на 
различни доминанти 
на експономата 
1 
веднъж 
годишно 
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика до 
 0,3 OD между всяка 
стойност на OD и 
средната ОD на 
филмите, експонирани с 
избор на различна 
доминанта при равни 
други условия. 
При цифрови 
преобразуватели (CR и 
DR): Разлика до  20% 
между всяка измерена 
стойност и средната от 
образите, получени с 
избор на различна 
доминанта при равни 
други условия. 
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика до  
0,4 OD между всяка 
стойност на OD и средната 
ОD на филмите, 
експонирани с избор на 
различна доминанта при 
равни други условия. 
1. Измерва се с фантом от 
вода с дебелина 20 cm или 
друго еквивалентно 
вещество, при напрежение 
76 - 81 kV, с 
противодифузионната 
решетка 
2. При CR и DR: 
измерването се прави за 
въздушна керма на входа на 
преобразувателя, дозов 
индикатор или MPV 
(средна стойност на 
пикселите), според 
препоръките на 
производителя. 
3. Критерият не се прилага 
при DR системи, при които 
производителя т има 
специфични изисквания  
към настройката на 
експономата 
4.5. Компенсация на 
енергийната 
зависимост при 
различни стойности 
на анодното 
напрежение 
1 
веднъж 
годишно 
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика 
до  0,3 OD между 
всяка стойност на OD и 
средната OD за 
филмите, експонирани 
при различни 
стойности на U в 
използвания на 
практика диапазон и 
при равни други 
условия. 
 
Измерва се с фантом от 
вода с дебелина 20 cm или 
друго еквивалентно 
вещество, с 
противодифузионната 
решетка. 
 
4.6. Точност на 
настройката на 
експономата при 
различни дебелини 
на фантома 
1 
веднъж 
годишно 
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика 
до  0,3 OD между 
всяка стойност на OD и 
средната OD за 
филмите, експонирани 
при различни типични 
дебелини на фантома 
при равни други 
условия 
 
Измерва се с фантом от 
вода с дебелини между 15 и 
30 cm, или друго 
еквивалентно вещество, при 
напрежение 76 - 81 kV, с 
противодифузионната 
решетка 
4.7. 
Възпроизводимост 
на настройката на 
експономата 
1 
веднъж 
годишно 
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика 
до  0,3 OD от базовата 
стойност за филми, 
експонирани при 
еднакви условия. 
При цифрови 
преобразуватели (CR и 
DR): Разлика до  30% 
от базовата стойност на 
възд. керма на входа на 
преобразувателя  
При филм-фолийни 
комбинации: Разлика до 
 0,5 OD от базовата 
стойност за филми, 
експонирани при еднакви 
условия. 
При цифрови 
преобразуватели (CR и 
DR): Разлика до  60% от 
базовата стойност на 
възд. керма на входа на 
преобразувателя 
Измерва се с фантом от 
вода с дебелина 20 cm или 
друго еквивалентно 
вещество, при напрежение 
76 - 81 kV, с 
противодифузионната 
решетка. 
 
5. Общи характеристики на уредбата 
5.1. Пространствена 
разделителна 
способност  
1 
веднъж 
годишно 
 
Най-малко 1,6 mm-1  
Измерва се с подходящ 
фантом, напр. 
висококонтрастен ивичен 
тестов растер тип Huttner и 
воден фантом с дебелина 20 
cm между ивичния растер и 
преобразувателя на образа