Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 31

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
в) два при номинален разход, Qn, от 50 m3/h
до 1000 m3/h включително;
г) един при номинален разход, Qn, по-голям
от 1000 m3/h;
2. за водомери за топла вода:
а) десет при номинален разход, Qn, до 1,5 m3/h;
б) три при номинален разход, Qn, от 1,5 m3/h до
15 m3/h включително;
в) два при номинален разход, Qn, по-голям
или равен на 15 m3/h.
(2) Водомерите се изпитват индивидуално
или по такъв начин, че да покажат индивидуал-
ните си характеристики.
(3) В зависимост от резултатите от изпитва-
не лабораторията, която извършва изпитвания-
та, може да не изпитва всички представени
водомери или да изиска допълнителни водоме-
ри от заявителя.
Чл. 263. Налягането на изхода на водомера
при изпитването трябва да е достатъчно висо-
ко, за да се избегне кавитация.
Чл. 264. Лабораторията, която извършва
изпитването, трябва да осигури:
1. максимална относителна грешка при из-
мерване на обема на подаваната вода, в която
се включват различните източници на неопре-
деленост при монтиране, която не надвишава
± 0,2 % при изпитване на водомери за студена
вода и ± 0,3 % при изпитване на водомери за
топла вода;
2. максимално допустима грешка при измер-
ване на налягане, която не надвишава ± 5 %;
3. максимално допустима грешка при измер-
ване на загуба на налягане, която не надвишава
± 2,5 %;
4. по време на всяко изпитване—относител-
но изменение в разходите, което да не превиша-
ва 2,5 % между Qmin и Qt и 5 % между Qt и Qmax;
5. максимално допустима грешка при измер-
ване на температурата 1 °С при изпитване на
водомери за топла вода.
Чл. 265. (1) Изпитването на водомерите за
студена вода включва следните операции, из-
вършвани в посочения ред:
1. изпитване за плътност (херметичност) при
налягане;
2. определяне кривите на грешките на база-
та на разхода чрез установяване влиянието на
налягането и като се отчетат условията за нор-
мално монтиране на типа водомер (прави учас-
тъци на водопровода по течението и срещу те-
чението на потока на водомера, стеснения, пре-
пятствия и др.), определени от производителя;
3. определяне загубите на налягане;
4. ускорено изпитване за издръжливост.
(2) Изпитването за херметичност при наля-
гане се състои от два етапа:
1. всеки водомер трябва да издържа, без
пропускане или просмукване на вода през сте-
ните, налягане 16 bar, прилагано за период
15 min, или 1,6 пъти максималното работно на-
лягане за водомери, чието максимално работ-
но налягане превишава 10 bar;
2. всеки водомер трябва да издържа без как-
вато и да е повреда или блокиране налягане 20 bar,
прилагано за период една минута, или два пъти
работното налягане за водомери, чието макси-
мално работно налягане превишава 10 bar.
(3) Резултатите от изпитванията по ал. 1, т. 2
и 3 трябва да осигуряват достатъчен брой точ-
ки, за да може кривите да се начертаят точно в
целия обхват.
(4) Ускореното изпитване за издръжливост
трябва да се извършва, както следва:
1. когато номиналният разход на водомера за
студена вода е по-малък или равен на 10 m3/h—
чрез:
а) изпитване с прекъсване—при разход на
изпитване, равен на номиналния разход, със
100 000 прекъсвания, с продължителност на па-
узите 15 s, с продължителност на работа при
разхода на изпитване 15 s и с продължителност
на пускане и спиране, равна на стойността на
0,15Qn, изразена в кубични метра за час, при
минимум 1 s;
б) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на два пъти номиналния раз-
ход, и с продължителност на работа при разхо-
да на изпитване 100 h;
2. когато номиналният разход на водомера
за студена вода е по-голям от 10 m3/h—чрез:
а) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на номиналния разход, с про-
дължителност на работа при разхода на изпит-
ване 800 h;
б) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на два пъти номиналния раз-
ход, и с продължителност на работа при разхо-
да на изпитване 200 h.
(5) Преди първото изпитване и след всяка
серия от изпитвания грешките от измерване
трябва да са определени най-малко при следни-
те разходи: Qmin, Qt, 0,3Qn, 0,5Qn, Qn и 2Qn.
(6) При всяко изпитване обемът на водата,
която преминава през водомера, трябва да е
достатъчен, за да завърти стрелката или ролка-
та върху проверочната скала с един или повече
пълни обороти и да елиминира ефектите на
циклично изкривяване.
Чл. 266. (1) Изпитването на водомерите за
топла вода включва следните операции, извър-
швани в посочения ред:
1. изпитване за плътност (херметичност) при
налягане;
2. определяне кривите на грешките на база-
та на разхода чрез установяване на влиянието
на налягането и температурата, като се отчетат
условията за нормално монтиране на типа во-
домер (прави участъци на водопровода по тече-
нието и срещу течението на потока на водоме-
ра, стеснения, препятствия и др.), предвидени
от производителя;
3. определяне загубите на налягане;
4. ускорено изпитване за издръжливост;
5. изпитване за устойчивост на топлинен удар
за водомери с номинален разход Qn не по-голям
от 10 m3/h.