Държавен вестник, бр. 5, 2010 г., стр. 67

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
2.2.2. броят на персонала в структурите за 
образна диагностика, работещи с източници на 
йонизиращо лъчение, е съобразен с изискванията 
за ненадхвърляне на индивидуална годишна доза, 
до 100 mSv за срок 5 години съгласно норматив­
ните изисквания;
2.2.3. всеки медицински и немедицински 
специалист, работещ с източник на йонизиращо 
лъчение, има удостоверение за правоспособност 
за работа с йонизиращи лъчи.
2.3. Апаратура, дейности:
2.3.1. резултатите от поддръжката и сервиз­
ните профилактични прегледи са отразени в 
протоколи;
2.3.2. контрол на качеството на апаратурата, 
осъществен чрез изпитвания преди и по време 
на клиничната експлоатация, осъществяван от 
квалифицирани инженери и физици;
2.3.3. рентгенов източник:
2.3.3.1. точност на анодното напрежение – от­
клонението на измерената от зададената стойност 
да е не по-голямо от 5 % при анодни напрежения 
над 70 и 7 % при напрежения под 70 kV;
2.3.3.2. повторяемост на анодното напреже­
ние – отклонението на всяка измерена стойност 
спрямо средната да не е по-голямо от 5 % (най-
малко три последователни измервания, направени 
при повторяеми условия);
2.3.3.3. обща филтрация – да е по-голяма 
от 2,5 mm алуминиев еквивалент; при анодни 
напрежения 80 – 100 kV – поне 3 mm Al; при 
напрежения 100 – 125 kV – 4 mm Al; при напре­
жения над 125 kV – 5 mm Al;
2.3.3.4. време на експонация – отклонението 
от измерената и зададената стойност да не е по-
голямо от 10 % за времена, по-големи от 100 ms;
2.3.3.5. лъчев дебит – да е по-голям от 25Gy 
на 1 от фокуса при действителна стойност на 
анодното напрежение 80 kV;
2.3.3.6. повторяемост на лъчевия дебит при 
еднакви условия на измерване – отклонението 
на всяка измерена стойност спрямо средната не 
трябва да е по-голямо от 20 % (при три после­
дователни измервания);
2.3.3.7. повторяемост на лъчевия дебит при 
изменение на анодния ток – отклонението на 
всяка измерена стойност спрямо средната да е 
не по-голямо от 15 % (при постоянна стойност 
на напрежението и при различни стойности на 
анодния ток);
2.3.3.8. повторяемост на лъчевия дебит при 
изменение на количеството електричество – от­
клонението на всяка измерена стойност спрямо 
средната не трябва да е по-голямо от 20 % (при 
постоянна стойност на напрежението и при 
различни стойности на произведението аноден 
ток × време);
2.3.4. блендираща система и светлинен визьор:
2.3.4.1. разлика между границата на лъчево 
и светлинно поле – не по-голяма от 1 % от за­
даденото разстояние фокус-филм;
2.3.4.2. разстоянието между образа на кръста 
на светлинния визьор и центъра на лъчевото 
поле да е не по-голямо от 1 % от зададеното 
разстояние фокус-филм;
2.3.4.3. разстоянието между образа на кръ­
ста на светлинния визьор и центъра на филма 
не трябва да е по-голямо от 1 % от зададеното 
разстояние фокус-филм;
2.3.4.4. точност на автоматичната блендираща 
система – разликата между границите на лъчевото 
поле и на филма за всяка от четирите страни 
не трябва да е по-голяма от 2 % от зададеното 
разстояние фокус-филм;
2.3.4.5. работният сноп трябва да се ограничава 
според изследвания обект, като върху четирите 
страни на филма трябва да остават необлъчени 
ивици с широчина най-малко 5 mm;
2.3.5. електроннооптичен преобразувател 
(ЕОП) – при всички уредби за рентгеноскопия:
2.3.5.1. максимална мощност на дозата на 
входния екран на конвенционалните ЕОП – не 
повече от 0,8Gy.s-1, а при режим с висока мощ­
ност на дозата не повече от 1,0Gy.s-1;
2.3.5.2. максимална мощност на дозата с об­
ратното разсейване от страната на рентгеновата 
тръба – не повече от 100 Gy.min-1;
2.3.5.3. разделителната способност на изобра­
зяващата система (включва ЕОП и телевизионна 
система) да бъде най малко:
 – 0,8 mm-1 – за полета 30 – 35 сm;
 – 1,0 mm-1 – за полета 23 – 25 сm;
 – 1,4 mm-1 – за полета 15 – 18 сm;
 – 2,0 mm-1 – за споткамери;
2.3.5.4. граничната нискоконтрастна възприем­
чивост върху монитора при автоматичен режим 
да бъде не по малка от 4 %;
2.3.5.5. таймерът, отчитащ интегралното време 
за скопия, трябва да прекъсва експонацията при 
изтичане на предварително зададеното време 
(не повече от 10 min), като 30 s преди изтича­
нето му трябва да се включи предупредителен 
звуков сигнал;
2.3.5.6. размер на полето – отношението на 
площите на лъчевото и входното поле на ЕОП 
трябва да е по голямо от 1,15;
2.3.6. серийни снимки:
2.3.6.1. мощност на дозата при диаметър на 
ЕОП 23 сm – не по-малка от 0,20Gy за кадър;
2.3.6.2. мощност на дозата с обратно раз­
сейване  –  в интервала 100  –  300Gy.min-1 за 
25 кадъра/s;
2.3.7. конвекционална томография:
2.3.7.1. разлика между зададена и измерена 
височина на среза – не по-малка от 5 mm;
2.3.7.2. при преход към следваща томографска 
равнина разликата между измерената и желаната 
височина на среза – не по-голяма от 2 mm;
2.3.7.3. разликата между зададения и измере­
ния ъгъл на люлеене – не по-малка от 5° при 
работа с ъгли, по-големи от 30°, а при по-малки 
ъгли – по-малка разлика;
2.3.7.4. разделителната способност на обра­
за – по-висока от -1 -1,6 mm;
2.3.8. рентгенови филми, фолио и касети:
2.3.8.1. използваните филмфолийни комби­
нации – клас на чувствителност 200 и повече;