Държавен вестник, бр. 15, 2014 г., стр. 19

БРОЙ  15	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19  
3.1.9.1. Кабинетът по електроенцефалография 
(EEГ) от ІІІ ниво е оборудван с ЕЕГ апарат 
с характеристика както при първо ниво, но с 
минимум 32 ЕЕГ канала със синхронизирано 
видео, честотно-амплитуден анализ, мозъчна 
картография, полисомнография със синхрони-
зирано инфрачервено видео. 
3.1.9.2. Кабинетът по електромиография (ЕМГ) 
от ІІІ ниво е оборудван с електромиограф с 
възможност за компютърен количествен ЕМГ 
анализ на биоелектричната активност, изследване 
на единично мускулно влакно, магнитна стиму-
лация – транскраниална и спинална. Кабинетът 
може да разполага с транскраниален магнитен 
стимулатор за репетитивна стимулация, с въз-
можност за честота на стимулите от 0,1 до 30 Hz, 
с бобина, чиято максимална сила на изхода е 2Т 
и сила 100 – 110 % от МП. Консумативи съгласно 
раздел ІІІ. Б, т. 3.1.10.2. 
3.1.9.3. Кабинетът по невросонология от ІІІ 
ниво е оборудван с комбиниран цветен дуплекс-
сонограф (В сканиране в реално време и пулсова 
доплерова сонография с цветен спектрален анализ 
със или без мощностна доплерова сонография 
и М-mode изобразяване), окомплектуван с 2 
фиксирани или мултичестотни сонди с диапазон 
2 – 3,8 MHz и 5 – 12 MHz, програма за автома-
тично регистриране на сонографните показатели 
и изчисляване на процента на луменна стеноза, 
видео, принтер, медицинска кушетка, стол, сфиг-
мометър. Консумативи: контактен гел, спирт, 
памук, хартия, дискове.
3.1.9.4. Кабинетът за изследване на автоном-
ната нервна система от ІІІ ниво е оборудван 
с медицинска кушетка и/или специализирано 
легло за автоматична промяна на позицията на 
тялото (tilt table); сфигмометър, монитор или 
мониторна система за неинвазивно регистрира-
не на сърдечна честота, артериално налягане, 
ЕКГ, дихателна честота, концентрация на CO2 
в издишван въздух или сатурация на CO2 и О2, 
мускулна активност; по възможност термограф. 
Има компютър и софтуерна програма за спек­
трален анализ на вариабилността на сърдечната 
честота и/или софтуерна програма за спектрален 
анализ на компонентите на кожна перфузия. 
Кожен термометър, динамометър, манометър 
за тест на Валсалва, ваничка за студена вода, 
микроскоп, стол. Консумативи: контактен гел, 
течен парафин (кедрово масло), спирт, памук, 
хартия, дискове. Резултатите се съхраняват на 
хартиен и/или електронен носител.
3.1.9.5. Кабинетът по невроотология от ІІІ 
ниво е с маркировка на пода за статокинетични 
тестове. Оборудван е с очила на Frantzel или 
Bartels, отоскоп (ушен спекулум), нистагмограф, 
спринцовка за калоричен тест, при възможност 
калориметър, вращателен стол и стабилограф. 
Консумативи: електроди, спирт, памук, абразивна 
паста, хартия, дискове.
3.1.9.6. Кабинетът по невроофталмология от 
ІІІ ниво е оборудван със стандартна зрителна 
таблица или проектор на оптотипи, набор от 
диоптрични стъкла, офталмоскоп, биомикро-
скоп (шпалт-лампа), периметър тип Голдман 
и/или автоматизиран компютърен периметър, 
екзофталмометър, тонометър, при възможност 
електроокулограф или видеоокулограф. Консума-
тиви: мидриатик, спирт, памук, хартия, дискове.
3.1.9.7. Кабинетът по клинична невропсихо-
логия от ІІІ ниво е оборудван с разширен набор 
от невропсихологични методики за подробно 
изследване на всички когнитивни сфери – пси-
хологични тестове и скали за оценка на инте-
лектуалното и общото когнитивно функциони-
ране, различните паметови процеси и системи, 
характеристиките на вниманието, езиковите и 
речевите способности, екзекутивните функции, 
гнозиса, праксиса, емоционалното състояние, 
поведенческите характеристики, личностните 
особености и други. Оборудван е и с методи за 
провеждане на терапия/рехабилитация на ког-
нитивните нарушения по възможност. Кабинетът 
се състои от едно или две помещения, звуко­
изолирани и боядисани в меки цветове, които са 
оборудвани с медицинска кушетка, бюро, маса, 
столове, компютър, хронометър. Консумативи: 
ксероксна хартия, дискове.
3.1.9.8. Кабинетът за изследване на раз-
стройствата на съня от ІІІ ниво е оборудван с 
полисомнографски апарат с минимум 8 канала 
и електроди за електроенцефалография и поли-
графия (електромиография, електроокулография, 
електрокардиография, кислородна сатурация, 
дишане и видеомониториране), апарати за титри-
ране и обдишване на пациенти с постоянно по-
зитивно налягане в дихателните пътища (СРАР), 
по възможност апарат за дихателна полиграфия, 
спешен шкаф. Консумативи: електроди, спирт, 
контактен гел, хартия, дискове.
3.1.9.9. Кабинетът за изследване на предизви-
кани потенциали от ІІІ ниво разполага с апарат 
за компютърна обработка на сигналите поне с 2 
канала (най-малко с 4 канала за соматосензор-
ни предизвикани потенциали), фотостимулатор 
(зрителни предизвикани потенциали), слухов 
стимулатор (мозъчностволови предизвикани по-
тенциали), електростимулатор (соматосензорни 
предизвикани потенциали), повърхностни диско-
ви сребърни хлорирани записващи електроди с 
диаметър 4 – 10 мм с контактно съпротивление 
под 5000 Ω, повърхностни стимулиращи елек-
троди и заземяващ електрод; стол, медицинска 
кушетка, стерилизатор за химическа или газова 
стерилизация. Консумативи: хартия, принтер, 
спирт, памук, електродна паста, чаршафи за 
еднократна употреба.
3.1.9.10. Кабинетът по клинична неврогенетика 
от ІІІ ниво е оборудван с медицинска кушетка, 
бюро, маса, столове, компютър, принтер, софтуер 
за генеалогичен анализ, софтуер за регистри, 
консумативи за изолиране на ДНК, хладилник 
за замразяване на ДНК и тъкани при - 80°С, 
PCR, апаратура за хоризонтална и вертикална 
електрофореза. Консумативи: хартия, дискети, 
дискове. Апаратурата, обемът на дейности и 
консумативите за молекулярно-биологичните 
изследвания са посочени в медицински стандарт 
„Клинична лаборатория“.