Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 120

СТР.  120	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  13
Съвпадение на 
разстоянието между 
изображението на две 
точки в компютър-
томографа и в 
планиращата система 
1, 2 
веднъж 
месечно 
2 mm 
3 mm 
 
Правилно регистриране на 
посоката на сканиране 
1, 2 
веднъж 
месечно 
вярно 
невярно 
Проверката е за 
качеството на работа 
на лаборанта 
Стойности на 
хаунсфийлдовите числа 
1, 2 
веднъж 
месечно 
 10 HU 
 20 HU 
 
за вода 
за бял дроб и кости 
Проверка за правилното 
изчисляване на връзката 
между хаунсфийлдовите 
числа и обемна електронна 
плътност 
1  
веднъж 
годишно 
1%  
2%  
3%  
5% 
за  вода 
за бял дроб и кости 
 
Правилната реконструкция 
на позицията на 
изобразената пациентна 
равнина 
1 
веднъж 
месечно 
1mm 
5mm 
 
Параметри, влияещи на 
качеството на компютър- 
томографския образ 
1 
веднъж 
годишно 
 
 
Изпълняват се 
тестовете  за уредбите 
за диагностика 
Таблица 6. Пускови изпитвания на планираща система - фотонни снопове 
Проверка за правилното изчисляване на: 
Обхват на тестване 
Оценка 
1 
2 
3 
Разпределение на дозата в дълбочина: 
PDD, TAR, TMR или TPR 
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и 
25Х25 cm2; 
Правоъгълни полета 5Х10, 5Х10 и 
5Х30cm2; 
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Оценява се с γ-функция 
Дозни профили: 
Ширина на лъчевото поле и полусянка 
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и 
25Х25 cm2; 
Правоъгълни полета 5Х10, 5Х10 и 
5Х30cm2; 
Профили на dmax , 5, 10 и 20cm   
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Оценява се с γ-функция 
За РИП различен от РИО: 
Разпределение на дозата в дълбочина за 
различни РИП. 
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 15Х15 и 
25Х25 cm2 за РИП 80, 100 и 140 cm 
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Оценява се с γ-функция 
За полета с клиновиден филтър: 
PDD и дозни профили 
 
 
Квадратни полета 5Х5, 10Х10, 
15Х15cm2; 
Правоъгълни полета 5Х10 и 5Х20 cm2 
Профили на dmax , 5, 10 и 20cm  
За всички клиновидни филтри 
 
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Оценява се с γ-функция 
За наклонени полета: 
Корекция за липсващи и излишни 
тъкани 
Квадратно поле 10Х10 cm2 
За наклон на повърхността 30 и 45 
Профили на dmax , 5 и 10 cm  
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Оценява се с γ-функция 
За тъканни нехомогенности: 
Правилното изчисляване на връзката 
между хаунсфийлдовите числа и  
обемната електронната плътност. 
Корекция за отслабване. 
 
Квадратно поле 10Х10 cm2 
Слой от въздухоеквивалентен и 
костноеквивалентен материал с 
дебелина 1cm в хомогенен фантом на 
дълбочина (dmax +2) cm. 
 
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Дозата в точки по централния лъч на 
дълбочина 5 и 10 cm. 
Нестандартни полета: 
 
Полета със защитни блокове. 
Асиметрични полета. 
Многолистен колиматор. 
Квадратно поле 10Х10 cm2 и 35Х35 cm2 
за фигурни полета: 
½ закрито поле 
¼ закрито поле 
фигурно поле 
Сравнява се изчисленото и измереното. 
Ротационно облъчване: 
Квадратни полета 10Х10 и 20Х20 cm2 
360 ротация 
180 ротация 
180 ротация с 45клин 
 
Дозата в изоцентъра. 
Многополево дозно разпределение. 
Два насрещни лъчеви снопа. 
Два паралелни лъчеви снопа. 
BOX техника 
Сравнява се с изодозно разпределение 
от предварително тествана планираща 
система или с измерената доза в 
предизбрани точки 
Изчисляване на мониторните единици 
или времето за облъчване. 
За 10 стандартни плана. 
Сравнява се с ръчно изчислени  или с 
такива от предварително тествана 
планираща система.